566 Verhandlungen der Berliner 



durch, dass sie durch Spannungsänderungen eines elastischen Organs die darauf 

 wirkenden Druckschwankungen in minimale Bewegungen umsetzen, welche 

 letzteren dann für das Aufschreiben durch Hebelwerk mannigfach vergrössert 

 werden. Wir dürfen sie also als elastische Blutwellenzeichner be- 

 zeichnen. 



Wenn sich aber zwischen dem Gefäss, dessen Seitendruckschwankungen 

 aufgezeichnet werden sollen, und dem elastischen Organ des Instrumentes eine 

 Flüssigkeitsverbindung befindet, so bleibt noch ein Rest der Flüssigkeitsmasse 

 des Quecksilbermanometers: dass dieser Rest bei gewöhnlichen oder selbst noch 

 kürzeren Verbindungen zwischen Blutgefäss und Instrument einen Einfluss auf 

 die Blutwellenzeichnungen ausübt, ist aus dem früher Gesagten zu vermuthen. 

 Da bei dem elastischen Blutwellenzeichner die pulsatorischen Verschiebungen 

 der Verbindungsflüssigkeit einerseits und die Masse letzterer andererseits sehr 

 klein sind, so müssten Eigenschwingungen derselben durch solche kleinen Be- 

 wegungen hervorgerufen, weit kleinere Dauer haben, als die des Quecksilber- 

 manometers. Die Eigenschwingungen der Flüssigkeit in einem elastischen Blut- 

 wellenzeichner bedingen aber auch ein Mitschwingen des elastischen Organs, 

 welches ihre Dauer unzweifelhaft beeinflussen, und zwar aus bekannten physi- 

 kalischen Gründen verkürzen muss. Es ist also anzunehmen, dass die Eigen- 

 schwingungen eines elastischen Blutwellenzeichners, die einem Pulsschlag an- 

 gehören, wohl abgeklungen sein können, ehe der nächstfolgende Pulsschlag 

 eintritt. 



In diesem Falle wäre eine weniger verwischte Curve auch bei grösserer 

 Höhe als von dem Quecksilbermanometer zu erwarten, und dies entspricht der 

 Wirklichkeit. 



Nach dem oben Gesagten ist die Zweckmässigkeit einer Verminderung der 

 pulsatorischen Verschiebungen der Verbindungsflüssigkeit eines elastischen Blut- 

 wellenzeichners, womit eine Verringerung der Geschwindigkeit derselben einher- 

 gehen würde, ersichtlich. 



Eine solche Verminderung der Flüssigkeitsverschiebungen bei der Ein- 

 wirkung gleichgrosser Druckänderungen ist durch Verkleinerung der Oberfläche 

 der unmittelbar bewegten Theile eines Blutwellenzeichners zu erreichen, wobei 

 die Schwankungen des Rauminhalts desselben bei Einwirkung gleicher Druck- 

 änderungen kleiner werden müssen. 



Auf einem anderen Wege aber sind die Nachtheile einer Flüssigkeitsver- 

 bindung zwischen Blutgefäss und Blutwellenzeichner zu vermeiden, nämlich 

 durch Anwendung einer Luftübertragung. 



Diese Methode ist zuerst von Marey angewendet worden, und zwar durch 

 Anbringung des elastischen Organs unmittelbar auf die Blutgefässcanüle und 

 durch Luftübertragung der Volumschwankungen des Organs von hier aus bis 

 zu seiner Lufttrommel. 



Fick hat diese Methode abgeändert, indem er innerhalb der Gefässcanüle 

 das Blut unmittelbar an Luft grenzen, letztere in einem sehr engen Verbindungs- 

 rohr die Blutschwankungen aufnehmen und auf das elastische Organ übertragen 

 liess: da aber praktische Schwierigkeiten mit dieser Methode verknüpft sind, 

 hat derselbe eine Aenderung seines Verfahrens beschrieben, wobei eine nicht 

 elastische, äusserst leicht bewegliche Membran die Grenze zwischen Luft und 

 Blut bildet. Aber letztere Vorrichtung hat auch ihre Schwierigkeiten beim 

 Gebrauch, und hauptsächlich deswegen ist es, dass das Fick'sche Mano- 



