PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — W. COWL. 567 



meter meistens mit einer Flüssigkeitsübertragung der Blutdruckänderungen ge- 

 braucht wird. 



Dieses wohlbekannte Instrument hat als elastisches, den Druck aufnehmendes 

 Organ eine flache Stahlfederzunge, deren eines Ende fest und deren anderes 

 mit einem Schreibhebelwerk verbunden ist. Gegen die Feder drückt ein kleiner 

 Knopf, der auf einer verkleinerten Marey'schen Trommel sitzt; die Vergrösser ung 

 der Bewegungen des Knopfes durch das Hebelwerk ist eine sehr grosse 

 (1:120 — 150). Bei der Calibrirung dieses Instrumentes sind die Ausschläge 

 des Schreibhebels für gleiche Druck unterschiede bei verschiedenen Druckhöhen 

 gleich gross, infolge dessen wird es unter sonst günstigen Bedingungen Druck- 

 änderungen, welche mit constanter Geschwindigkeit verlaufen, auf eine mit 

 constanter Geschwindigkeit vorbei geführte Fläche als gradlinige Hebungen bez. 

 Senkungen aufschreiben, was bekanntlich bei den einfachen Marey'schen Trom- 

 meln nicht der Fall ist. Bei der Calibrirung letzterer werden auch die Aus- 

 schläge immer kleiner, je mef>r sich die Gummiplatte durch ihre Ausdehnung 

 der Kugelform nähert. Ferner nimmt das Federmanometer bei der Rückkehr 

 zum Nulldruck bez. zu einer anderen Druckhöhe immer wieder dieselbe Stellung 

 an. In neuerer Zeit ist das Fick'sche Manometer von Hürthle mit einer 

 noch kleineren Trommel versehen und für Flüssigkeitsübertragung allein ein- 

 gerichtet worden, nachdem er zuvor ein eigenes sogenanntes Gummimanometer, 

 welches inzwischen einen weiteren Gebrauch gefunden hat, hergestellt hatte. 

 Letzteres stellt eine verkleinerte Marey'sche Trommel dar, deren Druck ver- 

 mittelndes Organ durch eine gespannte Gummimembran gebildet ist. Dasselbe 

 wird nur mit Flüssigkeitsübertragung der Blutdruckänderungen gebraucht. 

 Durch die Kleinheit und bedeutende Anfangsspannung dieser Membram sind 

 die oben erwähnten Fehlerquellen der Marey'schen Trommel erheblich ver- 

 mindert worden. 



Ein noch bedeutenderer Gewinn folgt aus der Kleinheit der Oberfläche 

 und aus der Grösse der Anfangsspannung für den Gebrauch der Flüssig- 

 keitsübertragung durch die damit erzielte Verminderung der Flüssigkeitsbe- 

 wegungen an Grösse und Geschwindigkeit. Durch die Verringerung der 

 lebendigen Kraft der bewegten Flüssigkeit wird die Entstellung der Aufzeich- 

 nung plötzlicher Druckänderungen verkleinert. Was den Gebrauch einer ge- 

 spannten elastischen Mebran, wie sie an der Marey'schen Trommel benutzt" 

 wird, anbetrifft, so habe ich durch ausgedehnte Versuche an diesem Instrumente 

 unter verschiedenen Bedingungen, mit Wasser- sowohl wie mit Luftüber- 

 tragung, das Vorkommen von Eigenschwingungen der Membran bei einem zeit- 

 lichen Verlauf der Bewegungen der Membranmitte von 3 bis 4 mm pro Secunde 

 constatirt. 



Bei einer durch die Länge des Hebels bedingten Vergrösserung dieser 

 Bewegungen von 1:25 bis 33 ist man an der von Marey angegebenen Grenze 

 der Treue seines Instrumentes angelangt, nämlich bei einem Verlauf der auf- 

 gezeichneten Bewegungen der Schreibspitze von 100 mm pro Secunde. 



Da aber, wie ich finde, der Grad der Vergrösserung der Bewegungen der 

 Membran keinen merklichen Ernfluss auf den Grad der Geschwindigkeit der 

 Membranbewegungen , bei welchem Eigenschwingungen der letzteren auftreten, 

 ausübt, so darf ich nicht die Geschwindigkeit des Verlaufs der Schreibbewe- 

 gungen, sondern die Geschwindigkeit der in jedem Falle leicht aus der letzteren 



