PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — W. CoWL. 569 



hervor, welche wie einfache Nachschwingungen aussehen, indem die erste An- 

 fangsschwingung soweit in die Höhe gerückt ist, dass sie auch als erste Nach- 

 schwingung betrachtet werden kann. Bei der beschriebenen Prüfung der Ma- 

 rey'schen Trommel wurde, wie schon früher erwähnt, auch eine Luftübertragung 

 der Druckvorgänge gebraucht, ohne aber wesentliche Unterschiede von den be- 

 schriebenen Versuchsresultaten mit der Wasserübertragung zu geben. In letz- 

 terem Falle zeigte sich ein Unterschied in der Geschwindigkeit des Druckvor- 

 ganges, bei welcher Eigenschwingungen der Membran eben eintraten, zwischen 

 Trommeln mit ungewöhnlich grosser, mit gewöhnlich grosser und mit kleiner 

 Platte, — wie letztere auf den neuesten Verdin'schen Exemplaren vorkommt, 

 — indem je grösser die Platte, desto grösser die Geschwindigkeit, bei welcher 

 sie eben erschienen. 



Die Dicke der Membran und die Spannung derselben innerhalb der gewöhn- 

 lichen Grenzen der Druckempfindlichkeit hatte wenig Einfluss. 



Ausser nach der angegebenen Methode habe ich auch nach Art der Donders'- 

 schen Prüfung der Marey'schen Trommel einen Versuch angestellt, nämlich 

 durch zwei gleiche vermittelst eines Glasrohres mit einander verbundene In- 

 strumente und durch Bewegungen eines auf der Schreibhebelachse der einen 

 Trommel befestigten Metallstreifens, durch welche sich die Membranen beider 

 Trommeln in Bewegung setzten, die der einen mittelbar durch die Luftdruck- 

 übertragung, die der anderen unmittelbar durch ihren Schreibhebel, und ich 

 bekam deutliche Eigenschwingungen der mittelbar bewegten Membran bei einer 

 Geschwindigkeit derselben von 4 mm pro Secunde. Diese Art der Prüfung ist 

 aber nicht rein, da die elastischen Theile der Vorrichtung sich nicht ausschliess- 

 lich an dem geprüften Instrumente befinden. Kleine Wellen auf der Curve des 

 unmittelbar bewegten Hebels fehlen auch zuweilen auf der Curve der mittelbar 

 bewegten Membran. 



Um nun an einem Blutwellenzeichner Eigenschwingungen, wie solche bei 

 einer trommelartigen Vorrichtung wohl zu erwarten sind, zu vermindern, habe 

 ich vor einem Jahre durch eine andere Gestaltung des elastischen Organs- eine 

 Methode der Blutwellenzeichnung durchzuführen versucht, die mir weniger Ver- 

 anlassung für das Entstehen von Eigenschwingungen darzubieten schien, und die 

 Prüfung des von diesem Gesichtspunkte aus hergestellten Blutwellenzeichners 

 hat in der That diese Vermuthung bestätigt. Die Methode besteht in der An- 

 wendung eines elastischen Organs in cylindrischer Form, welches zunächst aus 

 einem dünnwandigen Gummischlauch gebildet wird, dessen Volumschwankungen 

 auf Längenveränderungen beschränkt sind. Um diese Beschränkung zu erreichen, 

 ist der Schlauch mit feinen Seiden- oder Coconfäden umwickelt. Die Auf- 

 zeichnung der erwähnten Längenänderungen geschieht durch eine Spiralfeder, 

 die fortwährend an dem freien Ende des Schlauches zieht, und durch einen 

 einfachen Schreibhebel, der in Verbindung mit dem Vereinigungspunkt beider 

 elastischen Theile steht. 



Wie nach dem früher Gesagten zu erwarten ist, leidet dieses Instrument als 

 Blutdruckmanometer unter demselben Uebelstande, wie das sogenannte Gummi- 

 manometer, und zwar in höherem Grade, da eine nicht so grosse Anfangs- 

 spannung des Gummischlauches gebraucht werden kann. Es zeigt nämlich bei 

 Rückkehr zu einem Druckwerth bezw. Nulldruck nur nach einer beträchtlichen 

 Zeit denselben wieder an. 



