570 Verhandlungen der Berliner 



Die Eigenschaft einer Gummiinernbran auf Einwirkung einer einseitigen 

 Druckänderung, Nachdehnung bezw. Nachschrumpfung zu zeigen, in welcher der 

 Hauptnachtheil derjenigen Blutwellenzeichner liegt, die eine Schicht geschwefelten 

 Kautschuks als elastisches Organ haben, führt nicht nur eine Beeinträchtigung 

 ihrer Angaben als Blutdruckmanometer, sondern auch als Blutwellenzeichner 

 herbei, da bei verschiedenem zeitlichen Verlauf des Druckvorgangs diese Nach- 

 dehnung eine Verschiedenheit in der Grösse der aufgezeichneten Wellen herbei- 

 führen muss. In dieser Beziehung, sowie auch bei dem Gebrauch als Blut- 

 druckmanometer ist dem Fick'schen Blutwellenzeichner seine Gummimembran 

 nicht nachtheilig. Dafür aber erleidet es bei seiner Verwendung mit Flüssig- 

 keitsübertragung wohl eine Beeinträchtigung seiner Wirkung durch die Ungleich- 

 artigkeit seiner beiden elastischen Theile, wegen deren bei verschiedenem Betrag 

 der einwirkenden Druckänderung auch eine Ungleichartigkeit in den Aufzeichnungen 

 hervorgerufen werden muss. Bei verschiedenen Graden der Hervorwölbung des 

 Gunmn's um die knopfförmige Angriffsfläche der Stahlfeder herum wird, je mehr 

 die Membran auf dem Querschnitt sich der Kreisform nähert, die Bewegung 

 um so weniger ausgiebig werden müssen. Für den Fick'schen Blutwellen- 

 zeichner fallen die oben geschilderten Nachtheile einer Gummimembran beim 

 Gebrauch einer Luftübertragung weg; es bleibt aber zu fragen, ob letztere 

 Gebrauchsart andere. Nachtheile mit sich bringt und worin sie liegen. Es könnte 

 deren zwei geben: einerseits, wenn die elastischen Theile des Instrumentes eine 

 plötzliche Druckänderung erfahren, so werden sie, durch die Zusammendrückbarkeit 

 der Luft, als Ganzes in Schwingungen um ihre Gleichgewichtslage gesetzt werden: 

 ein Ereigniss, welches ich bis zu messbarem Grade bei der Luftdruckprüfung 

 der Marey'schen Trommel eintreten sah; andererseits werden bei der Entstehung 

 einander sich ausgleichender Eigenschwingungen zwischen Stahlfeder und Gummi- 

 membran diese nicht durch die Beibung des Hin- und Herschiebens einer tropf- 

 baren Flüssigkeit gedämpft; ihre Dauer wird daher länger als bei der Wasser- 

 übertragung sein, wie thatsächlich in Versuchen mit der Marey'schen Trommel 

 zu beobachten ist. 



Um nun eine Gummimembran bei der Construction eines Blutwellen- und 

 Blutdruckzeichners überhaupt zu vermeiden, habe ich einen Vorschlag des Hrn. 

 Prof. Gad wieder in Angriff genommen, nämlich als elastisches Organ eine kreis- 

 förmig gewellte Blechplatte zu gebrauchen. Es ist dem Hausmechaniker dieses 

 Instituts, Hrn. W. Oehmke, gelungen, zweckentsprechende Metallblättchen her- 

 zustellen und auch die übrigen Einrichtungen an den Instrumenten sind von 

 ihm in sehr zweckentsprechender Weise ausgeführt worden. 



In der Absicht Eigenschwingungen der Metallplatte möglichst zu verringern, 

 Hess ich eine verhältnissmässig starke spiralige Spannungsfeder anbringen, die 

 den Schreibhebei vermittelst einer Schneide immer gegen die Mitte der Platte 

 drückt. 



Bei Prüfung vermittelst bedeutender momentaner Druckeinwirkungen (plötz- 

 liche Oeffnung eines geschlossenen Luftdruckgefässes) zeigten sich die Nach- 

 schwingungen der Membran dadurch an Betrag, Dauer und Zahl im hohen 

 Grade verringert. 



Da der Betrag der Ausschläge der elastischen Platte im Verhältniss zu 

 der Länge der Spiralfeder verschwindend klein ist, so bleibt dieser Betrag bei 

 sehr verschiedener Spannnng der Feder unter gleich grossen Druckänderungen 

 derselbe. 



