PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 



W. Cowl. 



571 



Bei der Calibirung des Instruments ergaben gleiche I iruckunterschiede gleieh- 

 grosse •Aenderungen der Ausschläge zwischen Nulldruck und 300°'" Wassersäule; 

 es ist also die erwähnte Spannfeder nur als einfacher Dämpfer zu betrachten. 

 Infolge der Proportionalität zwichen Druckänderung und Ausschlag wird hier 

 wie bei dem F ick 'sehen Manometer, die Aufzeichnung gieichmässig verlaufender 

 Druckänderungen gradlinige Hebungen bezw. Senkungen ergeben. Indem auch bei 

 Rückkehr zu einer beliebigen Druckhöhe bezw. zum Nulldruck, das Instrument 

 den ersten Werth mit grosser Treue wieder angiebt, so ist es als genaues Mano- 

 meter zu brauchen, und zwar mit gleichem Maassstabe für Druckunterschiede 

 von verschiedenen Höhen über den Nulldruck hinaus. 



Um die vier beschriebenen Typen der Blutwellenzeichner in Hinsicht ihrer 

 Wiedergabe schneller Druckänderungen zu prüfen, bin ich in verschiedener Weise 

 verfahren: I. Mit einer Spritze; IL Mit einer Wassersäule und einem bezw. 

 zwei Drehhähnen; III. Mit Luftdruck aus einem festwandigen Raum; IV. Mit 

 aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen der Blutwellen einer Art. carotis bei einem 

 und demselben Versuchsthier. 



Mit der Spritze sind Druckänderungen in positiver bezw. negativer Richtung 

 von verschiedenen Druckhöhen bezw. vom Nulldruck aus, bei verschiedener Ge- 

 schwindigkeit des Verlaufs und zwar vorzugsweise um die Grenze des Erscheinens 

 der Eigenschwingungen herum, vorgenommen worden. Diese Druckänderungen 

 sind in ihrem Verlauf theils von plötzlichem, theils von allmählichem Anfang aus- 

 gegangen und leiteten zu einem plötzlichen Ende. 



Da die Spritze auf einem Tisch für sich befestigt, und ihr Stempel sehr 

 leicht beweglich war, da die von letzterem durchzumachenden Bewegungen sehr 

 klein waren, und da diese entweder durch den verlangsamten Fall eines Ge- 

 wichtes oder vermittelst eines langen Hebelarms und schneller Handbewegung 

 bewirkt wurden, glaube ich einen unregelmässigen Verlauf beim Gebrauch der 

 Spritze ausgeschlossen zu haben. 



Die Geschwindigkeiten der Druckänderung, bei welchen sich an ihrem 

 Ende eine kleine Eigenschwingung des elastischen Organs aufzeichnete, waren 

 folgende : 



Ablauf der Druckänderung von 100 cm Wasserhöhe bei dem 









Bewegung des 





in Seeunden. 



Vergr. 



elastischen 

 Organs. 



Fi ck 'sehen Blutwellenzeichner 



0-16 



l:13ö 



0-133 mm 



Hürthle'schen ,. 



0-18 



1:57 



0-038 „ 



Gad'schen „ 



0-09 und 0-12 



1:64 



0-113 „ 



Schlauchwellenzeichner 



0-07 „ 0-14 



1:86 



0-100 „ 



wobei die angewendeten Bewegungsgrössen des elastischen Organs und die Ver- 

 grösserungen dieser Bewegungen durch den Zwischenhebel hinzugefügt sind, und 

 — für die beiden letzten Instrumente — die grösseren Geschwindigkeiten, bei 

 welchen eben Eigenschwingungen hervortreten, dem starken Zug bezw. Druck 

 der Spannfeder entsprechen, die kleineren Geschwindigkeiten dem leichten Zug 

 bezw. Druck dieser Feder. Diese Eigenschwingungen prägen sich dadurch aus, 



