PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 



W. Cowl. 



575 



dass in den Ourven der Gummi enthaltenden Blutwellenzeichner die Eigen- 

 schwingungen der elastischen Theile verborgen bleiben. 



3. 4. 



1. Hürthle. 2. Cowl. 3. Pick. 4. Gad. 



In Bezug auf Aenderungen in den Blutwellencurven, die nicht von dem 

 elastischen Organ bedingt sind, habe ich bei einem und demselben Tbiere eine 

 verzweigte und wieder zusammenkommende Verbindung zwischen Art. carotis 

 und Blutwellenzeichner eingeschaltet und zwar dergestalt, dass einerseits die 

 genannte Strecke 10 cm , andererseits 60 em bei 2 mm Bohrlichte betrug. Durch 

 Drehung zweier Hähne wurde das kurze oder das lange Rohr zur Benutzung 

 gebracht. In letzterem Falle war der aufgezeichnete systolische Blutdruckanstieg 

 viel langsamer als in ersterem, während die katakro tischen Wellen verwaschen 

 waren, insbesondere der plötzliche Abfall am Ende des ersten Drittels des Pulses, 

 welcher bei der kurzen Verbindung immer sehr deutlich hervortritt. 



In den genannten sowohl wie in den früher besprochenen Versuchen wurde 

 eine gläserne Carotiscanüle von 2-5 mm Lichte, mit kurzer Verengerung am 

 Ende zu l-3 mm , bei Kaninchen von 1500 bis 2000 grm Gewicht gebraucht. 

 Einen bedeutenden und bisher unerwähnten Einfluss auf die Gestalt derjenigen 

 Blutwellencurven, die von den durch Gummi wirkenden Blutwellenzeichnern zu 

 bekommen sind, übt der freie oder bedeckte Zustand desjenigen centralen Theils 

 der Arterie, welcher der Einbindung der Canüle wegen praeparirt worden ist; 

 wenn nämlich derselbe, sei es nur über einen Centimeter, frei zu Tage liegt, 

 so ist die zweite Welle der Curve sehr gross und spitz, w T enn aber das Blut- 

 gefäss bedeckt wird, entweder durch Auflagerung, nicht Aufdrückung, der schon 

 wegpraeparirten Gewebe oder durch Einschieben der Canüle bis in die nicht 

 praeparirte Scheide des Gefässes hinein, so bekommt man eine Curve, worin die 

 zweite Welle abgeflacht erscheint. Im ersten Falle liegt es nahe, anzunehmen, 

 dass die nicht unbeträchtliche freie Fläche der Gefässwand einerseits als ela- 

 stisches Organ, andererseits als ein besonders dehnbarer Theil der ganzen Vor- 

 richtung wirkt, woraus Interferenzen mit den Schwingungen der übrigen elastischen 

 Theile hervorgehen können. Der Umstand, dass der Einfluss der besprochenen 

 Gebrauchsbedingung bei dem Fi ck 'sehen Manometer kleiner als bei dem Hürthle'- 

 schen Blut- und dem Schlauch wellenzeichner und am kleinsten bei dem Gad'schen 

 Manometer ist, lässt nochmals auf die Labilität der Eigenschwingungen bei den 

 durch Gummi wirkenden Instrumenten und auf die Beeinträchtigung der be- 

 deutenderen Angaben derselben schliessen. 



Als allgemeiner Schluss aus den vorhergehenden Versuchen bei bekanntem 

 Verlauf der gebrauchten Druckänderung sowohl wie bei dem Vergleich der Blut- 

 wellencurven erscheint es klar, dass jeder dieser untersuchten Blutwellenzeichner 

 seine eigene Antwort auf Einwirkung von Druckänderungen giebt, und weil der 



