576 Verhandlungen der Berliner 



Verlauf der Pulswellen als noch nicht bekannt zu betrachten ist, müsste man 

 jedes Instrument, ehe es für die Blutwellenzeichnung gebraucht wird, vermittelst 

 bekannter Vorgänge probiren. Da das Grad 'sehe Manometer ganz aus Metall 

 verfertigt ist, wird es nur einmal nöthig, dass man die Wirkung desselben in 

 der schon beschriebenen Weise bestimmen muss. Sonstige Vortheile dieses In- 

 struments erhellen auch aus dem Vorhergesagten, und einige Bequemlichkeiten 

 für den Gebrauch, welche die Nebeneinrichtungen des Instruments gestatten, 

 brauche ich nur zu erwähnen. Statt einen Nulllinienhebel nach Hürthle's 

 Art an den Apparat anzubringen, habe ich, mit Rücksicht auf die Genauigkeit 

 der Druckangaben, auf die leichtere Erkennbarkeit des Eintretens einer Aende- 

 dernng in der Mittelblutdruckhöhe während eines Versuches und auch zur Er- 

 sparniss an berusstem Papier einen Grundlinienschreiber angebracht, der nicht 

 um eine wagerechte Achse sich dreht bezw. drehen kann. Beim Gebrauch 

 des Instruments verfährt man so, dass zuerst unmittelbar ehe die Verbindung 

 zwischen Uebertragungsrohr und Arteriencanüle vollzogen wird, der Grundlinien- 

 schreiber und der Druckschreibhebel eine Linie schreiben, darauf steigt bei der 

 Verbindung letzterer, dem Druck entsprechend, in die Höhe; nach kurzem 

 Schreiben bringt man ihn durch kurze Drehung einer Stellschraubenmutter wieder 

 herunter, bis er beim Mittelblutdruck wagerecht steht; wenn nun beim Weiter- 

 schreiben der Blutdruck im geringsten Grad sich ändert, erkennt man dies sofort 

 an der Curve, da dann die Grundlinie sich nicht mehr in der Mitte der auf- 

 gezeichneten pulsatorischen und anderer Schwankungen des Blutdruckes befindet. 

 Eine vor- oder nachherige Calibrirung des Instruments ermöglicht eine genaue 

 Bestimmung des Werths der Grundlinienhöhe. 



Ausserdem besitzt das Instrument durch die einfache und eigentümliche 

 Art der Uebertragung der Bewegung von dem elastischen Organ auf den Schreib - 

 hebel die Fähigkeit, alle möglichen Vergrösserungen der Bewegungen innerhalb 

 weiter Grenzen zu geben. Die Spannfeder, welche den metallenen Anfangstheil 

 des Druckhebels gegen eine auf der Manometerplatte befestigte Schneide drückt, 

 beugt auch einer Beeinträchtigung der Curven durch etwaigen todten Gang der 

 Drehachse oder zwischen dem Angriffspunkt des elastischen Organs an dem 

 Schreibhebel vor. Ausserdem besitzt das Instrument eine getheilte Schraube 

 mit Scala, wodurch der Grad der Vergrösserung immer bestimmt werden kann. 



Das elastische Organ betreffend ist noch hinzuzufügen, dass es vor kurzem 

 Hrn. Oehmke gelungen ist, noch kleinere Metallblättcben herzustellen, welche 

 noch über die Ergebnisse dieser Mittheilung hinaus günstige Erfolge zu f geben 

 wohl imstande sein werden, während durch eine Reihe elastischer Platten ver- 

 schiedener Stärke das Instrument für jedes Versuchsthier, dessen Mittelblut- 

 druck bis zu einem halben Meter W r asserhöhe oder mehr beträgt, passend ge- 

 macht werden kann. 



In Bezug schliesslich auf die grosse Verschiedenheit der in den vorliegenden 

 Versuchen gewonnenen Curven einerseits und auf die mehrmals geltend gemachte 

 Uebereinstimmung zwischen BlutwelJencurven und Sphygmogrammen andererseits, 

 wie sie namentlich in ausgedehnten Versuchen, vermittelst eines verbesserten 

 Fi ck 'sehen Manometers und eines eigenen einfachen Federsphygmographen für 

 die blossgelegte Arterie, von Hürthle gefunden wurde, möchte ich daraufhin- 

 weisen, dass wir beim Gebrauch des Sphygmographen, wie in dem Fick'schen 

 Manometer eine Stahlfeder auf einem elastischen mitschwingenden Zwischenstück, 

 nämlich der Arterienwand haben und dass diese zwei zusammenwirkenden Körper 



