Aktionssteöme bei summierten Muskelzuckungen. 3 



Sämtliche Versuche siud am indirekt maximal gereizten Froschgastro- 

 cnemius angestellt. Es wurde die Kontraktiouskurve und die Kurve des 

 entsprechenden Aktionsstromes gleichzeitig photographisch aufgenommen. 

 In den Versuchen mit zwei rasch aufeinander folgenden Reizen bemühte 

 ich mich der vollkommeneren Übersichtlichkeit wegen auf einer und der- 

 selben Filmplatte drei Kontraktious- und die drei entsprechenden Aktions- 

 stromkurven nacheinander zu photographieren: zwei Kurven als Resultat 

 der alleinigen Wirkung des ersten Reizes, zwei Kurven — des zweiten 

 Reizes und zwei Kurven als Resultat der kombinierten Wirkung beider 

 Reize nacheinander. Ich verfuhr also genau in derselben Weise, wie man 

 es bei Aufschreibung summierter Zuckungen auf berußtem Papier zu tun 

 pflegt. Dieses Verfahren, welches man das Verfahren mehrfacher Photo- 

 graphie nennen könnte (5) und welches beim Studium mancher Fragen 

 ungemein nützlich sich erweist, habe ich in ganz systematischer Weise an- 

 wenden können. Es sei hier bemerkt, daß sich bereits bei Garten (6) in 

 der Arbeit über die rhythmischen Reize zwei nacheinander auf derselben 

 Platte photographierte Kurven in zwei Fällen wiedergegeben finden. 



Das benutzte Kapillarelektrometer hatte eine verhältnismäßig sehr kurze 

 Ein Stellungszeit. Ich beobachtete, daß man durch Verkürzung der Kapillare 

 die Einstellungszeit sehr bedeutend verringern kann. Leider verliert dann 

 der Verlauf der mit einem so schnell reagierenden Kapillarelektrometer 

 gewonnenen Eichungskurven diejenigen Eigentümlichkeiten, die die Korrektur 

 derselben nach der Einthovenschen Methode ermöglichen; es wurden 

 deshalb solche Kapillaren nicht benutzt. Langsam reagierende Kapillaren, deren 

 Kurven sich gut korrigieren lassen, habe ich aus dem Grunde nicht an- 

 gewandt, weil die damit geschriebenen Kurven überhaupt wenig Wert be- 

 sitzen, wenn man dieselben nicht korrigiert, ganz besonders, wenn es sich 

 um rasch verlaufende Vorgänge handelt. Es wurde deshalb eine Kapillare 

 gewählt, deren Eichungskurven expotential verliefen und dabei eine möglichst 

 rasche Einstellung aufwiesen. In Fig. 1, T:if. IP ist eine derartige Eichungs- 

 kurve, die man bei Einführung einer Potentialdifferenz von 20 • "> /^ erhielt, 

 wiedergegeben. Wie zu ersehen, entspricht hier 1 <=™ Ordinate der elektro- 

 motorischen Kraft von 5 • " T und die Einstellungszeit für 20 • "' V ist 

 so gering, daß nach Verlauf von 0-04 Sekunden bereits 92 Prozent der 

 Gesamtablenkung erreicht sind (jede W^elle der oberen Zeitkurve entspricht 

 0-01 Sekunden). 



Die vom Bogenlicht beleuchtete Kapillare wurde vermittelst Achromat C 

 und Projektionsokular 2 Zeiss, bei Tubuslänge 18*^"^, in 1-5™ Distanz auf 

 die lichtempfindliche Filmplatte projiziert. Das angewandte Kymographion 



^ S. am Schlüsse: Bemerkungen zu den Abbildungen. 



