4 A. Samojloff: 



war nach dem Modell des Engel mann sehen Pantokymographions mit 

 manchen Umänderungen konstruiert. Bewegt wurde die Trommel durch 

 Federkraft; sie besaß eine Arretierungsvorrichtung, so daß sie bloß eine 

 Umdrehung ausführen konnte. Ein großer Teil der Umdrehung geschah 

 mit einer genügenden Gleichmäßigkeit, so daß man bequem die Eilmplatte 

 (Größe 13 x 18 '^'^) an denjenigen Teil der Trommel befestigen konnte, der 

 mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vor dem Spalte des Trommelkasteus 

 vorbeilief. Das Instrument hatte alle guten Eigenschaften desEngelmann- 

 schen Pantokymographions; es deckten sich die Spuren eines Reizmarkierers 

 bei Öffnung des entsprechenden Stromes durch die vermittelst Federkraft 

 in Bewegung gesetzte Trommel bei vielen Umdrehungen absolut genau. 

 Selbstverständlich kommt es auf diesen Punkt bei Versuchen über Sum- 

 raierung der Reize sehr an. Ich machte keinen Gebrauch vom Polyrheotom, 

 das am Instrumente sich befand, sondern benutzte zwei Kontakte, die in 

 die Näpfe des Polyrheotoms paßten und in gewünschter gegenseitiger Ent- 

 fernung sich fixieren ließen; die Trommel öffnete bei ihrer Bewegung die 

 beiden Kontakte nacheinander. 



Die ganze Versuchsanordnung gestaltete sich also folgendermaßen. 

 Jede der zwei primären Spiralen stand in Verbindung mit je einer Kontakt- 

 vorrichtung. In den Strom jeder primären Spirale war je ein Deprezscher 

 Signalmarkierer eingeschaltet und die Schreibspitzen der beiden Apparate 

 untereinander und dicht vor dem Trommelkastenspalt aufgestellt. Das 

 untere Signal schrieb mit seinem Schatten den Reizmoment des ersten 

 Reizes, das obere den des zweiten Reizes. Vor dem Spalt oberhalb der 

 beiden Signalapparate befand sich noch der Hebel des Myographions. Die 

 aufgezählten drei Schattenbilder kamen auf den hellen Teil des aufrecht 

 projizierten Bildes der Kapillare zu liegen, so daß die Grenze des nach 

 unten konvexen Hg -Meniscus oberhalb des Hebelschattens zu hegen kam. 

 Bei jedem Einzelversuch wurde die an der Trommel befestigte Filmplatte 

 viermal nacheinander vor dem Spalt vorbeigeführt: 



1. Der erste Kontakt ist geschlossen, der zweite offen gelassen. Beim Los- 

 lassen der Trommel (wobei im selben Momente der zuvor den Spalt verdeckende 

 Verschluß sich löste) schreibt der Meniscus die Aktionsstromkurve, der Myo- 

 graphionhebel die isotonische Verkürzuugskurve , der untere Signalschatten 

 eine Reizmarke uud der obere Signalschatten eine Linie ohne Reizmarke. 



2. Nach vollendeter erster Umdrehung (der Spalt wiederum vom Licht 

 durch den Verschluß abgehalten) wurde nun das ganze Kapillarelektrometer 

 vermittelst Drehung einer Schraube etwas nach oben bewegt, weshalb die 

 Hg-Kuppe etwas höher zu liegen kam. Der erste Kontakt bheb offen, der 

 zweite wurde geschlossen. Es wird nun die Trommel in Bewegung gebracht 

 und die Aktionsstromkurve sowie die Muskelkontraktionskurve entsprechend 



