

ÜbEE die PßOPOETlONEN DER GeEUCHSKOMPENSATION. 



61 



Die Vermischung der beiden Gerüche fand im Laufe der vorliegenden 

 Untersuchung immer in der Weise statt, daß während einer Viertelminute 

 über die genau abgemessene Verdunstungsfläche des Riechmessers, in kon- 

 tinuierlicher Strömung, eine genau ' geregelte und gemessene Luftmenge 

 geführt wurde. Dieser Vorgang fand gleichzeitig in den beiden Hälften 

 des Doppelriechmessers statt. Die beiden kontinuierlichen Luftströme ver- 

 einigten sich in einem mit Glashähnen abschließbaren Behälter, an welchem 

 nach Beendigung der Viertelmiuute, bei Abschließung des nach dem Riech- 

 messer gekehrten Hahnes, gerochen wurde. Die Strömungsgeschwindigkeit 

 der Luft nahm ich in meinen Versuchen immer 75 '=*^™ pro Sekunde beider- 

 seits. Der Luftbehälter faßte 100'"'™ und hatte die in Fig. 1 angegebene 

 Gestalt. 



Fig. 1. 

 Doppelolfactometer Ä mit erwärmbarem Glasbehälter B und Aeroilromometer C. 

 Das Doppelolfactometer dient zur genauen Abmessung der beiden gleichzeitig zu ver- 

 wendenden Reize, der Glasbehälter zur Mischung, das Aerodromometer zur Kontrolle 

 der Strömungsgeschwindigkeit der über die duftenden Flächen gemessener Ausdehnung 



geführten Luft. 



Äußerlich wurde er umschlungen von einem Niekelindraht, durch 

 welchen ein mittels Graphitwiderstand abstufbarer elektrischer Strom geleitet 

 wurde, dessen Strom wärme eine leichte Erwärmung der Glaswände hervor- 

 rief. Die Erwärmung geschah permanent, und zwar in einem solchen Grade, 

 daß die Wand beim Anfühlen etwas mehr als Körperwärme zeigte. Starke 

 Erwärmung wurde vermieden, weil dann die Luft im Behälter nicht mehr 



