ÜbEE, SAUEESTOrF-VEßMEHRUNG BEI DtSPNOE. 11 



mittels einer fast reibungslos gehaltenen Drehaxe und einer ebenso fast 

 reibungslos auf leicht berusstem Glanzpapier zeichnenden Schreibspitze mit 

 Hebungen von ^3 bis 2 "^ (= P bis 6") die Athemvolumschwankungen des 

 Thorax aufschrieb. 



Von den üblichen Gad'schenAeroplethysmographen wich das Instrument 

 nur ab durch Fortlassung des Hahnes und einen grösseren Luftauslass am 

 Boden, den aus Kupfer '(Fick) statt Glimmer angefertigten Hohldeckel und 

 den schräg unten geneigten Schreibhebel, dessen Spitze dadurch senkrecht 

 schrieb. 



Ein empfindliches, mit fluorescöinhaltigem Wasser versehenes Mano- 

 meter an der Aussenwand zeigte während der Curvenschreibung, wie bei 

 der grossen Treibfläche und der gering gehaltenen Reibung zu erwarten 

 war, keine sichtbaren Druckschwankungen. Am Thierkasten traten an 

 einem zweiten Wassermanometer eben sichtbare Wasserbewegungen auf, die 

 bei Athemzügen von 80 ''•'^ Umfang weniger als ■^/g""™ Wasserdruck be- 

 trugen, und, wie aus dem Fehlen sichtbarer Druckschwankungen im Aero- 

 plethysmographen erhellt, allein auf den sehr geringen Widerstand für 

 Luft in der 12™™ weiten Schlauchverbindung zwischen Mantelkasten und 

 Pneumographen zurückzuführen waren. 



Die Schwankungen von etwa V3 ""^ Wasserdruck in dem Thierkasten von 

 15 Liter Inhalt bedingten einen absoluten Messfehler von etwa 13000:760 

 X 13-6 X 3 = 0-42, d. h. weniger als Va'"'™ 



Gegen diesen geringen Fehler in absolutem Maasse kann der relative 

 Fehler als verschwindend klein betrachtet werden. 



Ueberhaupt verursachen minimale Druckschwankungen bei der Auf- 

 zeichnung von Volumschwankungen einen Fehler im absoluten Maasse, da- 

 gegen keinen Fehler im qualitativen Sinne. 



Der Fehler in absolutem Maasse, der immer theoretisch auftritt, wo ein 

 mechanischer Apparat gebraucht wird, da kein solcher ganz ohne Druck 

 und Reibung wirken kann, ist nun in Prüfungsversuchen Seitens Dreser 

 mit einem Gad 'sehen Aeroplethysmographen aus nicht ganz erklärlichem 

 Grunde stark aufgetreten. Indessen aus seiner Angabe, dass in den Prü- 

 fungsversuchen Druckschwankungen von stets erheblich mehr als 2 bis 3™™ 

 Wasserdruck stattfanden, ist zu entnehmen, dass irgend wo bei der nicht 

 näher beschriebenen Versuchsanordnung ungewöhnliche Widerstände vor- 

 herrschten. 



Den Gad 'sehen Apparat hat nun Impens mit Erfolg benutzt, um die 

 vertiefte und verlangsamte Athmung nach Eingabe von Morphiumsalzen, 

 insbesondere acetylirten Morphiumderivaten mit Umgehung aller zahlen- 

 mässigen Angaben und Berechnungen festzustellen und zu veranschaulichen. 



