Übee den Mechanismus der Säuerst oefversoegung des Körpers. 173 



ausgleich mit der Atmosphäre geöffnet. In Folge der Erwärmung besteht 

 in den Flaschen ein Ueberdruck und es entweicht ein gewisses Gasquantum. 



Es wird wiederum 5 Minuten lang geschüttelt, wiederum ausgeglichen, 

 wobei meist kein Entweichen von Gas mehr wahrgenommen wird und mit dem 

 Schütteln bei constantbleibender Temperatur für weitere 5 Minuten fortgefahren. 



Nach mehrfachen Conti'oUversuchen mit verschieden langer Schüttelung 

 ergab sich, dass die verwendete Zeit einen sicheren Ausgleich zwischen dem 

 Blute und Schüttelgase garantirte. 



Nunmehr wird eines der Gläser herausgenommen und in den Kautschuk- 

 ballon mit Hülfe einer Spritze blutwarmes Wasser hineingedrückt. Der 

 erzeugte Ueberdruck lässt bei Oeffnung des zum Boden gehenden, in's Blut 

 tauchenden Rohres Blut in ihm emporsteigen. Man lässt die ersten Bluts- 

 tropfen abfliessen, verbindet dann das Rohr in der aus der Zeichnung er- 

 sichtlichen Weise mit dem vollkommen mit Quecksilber gefüllten Messrohr, 

 öffnet dessen beide Dreiweghähne, so dass das Blut unter Sinken des 

 Quecksilbers in das Messgefäss eintritt. Sobald es den unteren Hahn passirt, 

 wird zunächst dieser, sodann der obere Hahn geschlossen. Das so zwischen 

 den beiden Hähnen abgesperrte, genau bekannte Blutquantum wird dann 

 unter Benutzung des zweiten oberen Rohrstutzens und der zweiten Füll- 

 kugel quantitativ in die Blutgaspumpe übergefüllt.^ 



Schon vor der Ueberführung des Blutes in die Pumpe, wird eine Probe 

 des Schüttelgases zur Analyse in ein Eudiometer übergetrieben. Hierzu 

 dient ein an die kurze Capillare angesetztes Hakenrohr. Der nöthige Druck 

 wird durch erneutes Einfüllen körperwarmen Wassers in den Kautschuk- 

 ballon der Birne erzeugt. 



Zur Entgasung des Blutes standen uns drei Pflüg er 'sehe Blutgas- 

 pumpen zur Verfügung, an welchen im Laufe der Jahre einige im Princip 

 nicht neue, aber immerhin die Handhabung wesentlich erleichternde und 

 die vollkommene Entgasung beschleunigende Verbesserungen angebracht 

 waren. Wir erläutern diese an der Hand nebenstehender Abbildung. Die 

 Hähne an der Barometerleere, von denen Geppert^ nachgewiesen hat, 

 dass sie durch Beschmierung der Oberfläche mit Fett leicht zu Retention 

 kleiner Gasmengen ^ Anlass geben können, sind dadurch in Wegfall ge- 

 kommen, dass der Verschluss nach der das Eudiometer tragenden Queck- 

 silberwanne durch ein mehr als barometerlanges Capillar-Rohr gebildet wird. 

 Der Verschluss nach dem Trockengefäss hin, welcher bei älteren hahnlosen 

 Pumpen in derselben Weise bewirkt war, nicht ohne dem Apparat eine 

 grosse Zerbrechlichkeit zu geben, ist hier durch ein Schwimmerventil her- 



Das Princip dieser Messung stammt von Geppert. 

 Geppert, Pflüger's ^rcÄiv. Bd. LXIX. S. 494. 



