Caloeimeteische Untersuchungen. 3 



struirt war der Apparat, dessen sich Despretz und .Senator bei ihren 

 Untersuchungen über die Wärmeproduction der Thiere bedienten. Ein 

 fernerer, nicht minder bekannter Apparat, ist das von Lavoisier und 

 Laplace construirte Eiscalorimeter, bei welchem die abgegebene Wärme- 

 menge durch die Menge des geschmolzenen Eises bestimmt wird. Doch 

 sind die mit diesem Apparate angestellten Messungen deswegen als ungenaue 

 zu bezeichnen, weil ein Theil des geschmolzenen Eises zwischen den Eis- 

 stücken, mit denen der Apparat angefüllt ist, zurückgehalten und auf diese 

 Weise der Messung entzogen wird. Wenn dieser Fehler nun auch bei 

 dem Eiscalorimeter Bunsen's und noch verschiedenen anderen vermieden 

 wird, so sind andererseits diese Apparate nur zur calorimetrischen Messung 

 kleinerer Körper verwendbar. Leyden construirte ferner ein Calorimeter, 

 das zur Aufnahme einer unteren Extremität eingerichtet, besonders zur 

 Messung der Wärmeabgabe bei Fieberkranken bestimmt war. Schliesslich 

 sei noch das Verdampfungscalorimeter von J. Rosenthal erwähnt, dessen 

 Princip darauf beruht, dass zum Verdampfen einer bestimmten Flüssigkeits- 

 menge, genau so wie zum Schmelzen einer bestimmten Menge Eises, eine 

 bestimmte Wärmemenge nothwendig ist. Als Verdampfungsflüssigkeit wurde 

 bei diesem Apparate, der ganz besonders physiologischen Zwecken dienen 

 soll, entweder Acetylaldehyd (CHg . COOH), dessen Siedepunkt bei 21° liegt, 

 oder Aethyläther (CgHg . . C2II5), welcher bei 34 «9° siedet, angewandt. 



Auf Veranlassung meines hochverehrten Onkels und Lehrers, Hrn. 

 Professors Dr. J. ßosenthal, habe ich es nun unternommen, eine Reihe 

 calorimetrischer Untersuchungen mit einem neuen, zu diesem Behufe von 

 Prof. J. Rosenthal eigens angegebenen Apparate, dessen Beschreibung 

 sogleich folgt, anzustellen. 



Beschreibung des Calorimeters. 



Das zu meinen Untersuchungen benutzte Calorimeter besteht im We- 

 sentlichen aus zwei Systemen je drei in einander geschachtelter Blechcy linder 

 von einer Länge von 72'"° und einem Durchmesser von 34^™. Diese beiden 

 Cylindersysteme ruhen horizontal neben einander auf einem Holzgestell, 

 welches nur zu dem Zwecke angebracht ist, um den Apparat bequem 

 transportiren und ihn am Krankenbette in jeder beliebigen Lage aufstellen 

 zu können. Das Wesentlichste an dem Calorimeter bildet der Zwischenraum 

 zwischen dem innersten und dem mittleren Cyhnder. Jeder dieser beiden 

 Räume communicirt durch eine mittels eines Hahnes luftdicht zu ver- 

 schhessende Glasröhre mit der Aussenwelt, beide sind ferner mit einander 

 durch ein mit gefärbtem Petroleum gefülltes und mit einer in Centimeter 

 und halbe Centimeter getheilten Scala versehenes Manometer verbunden. 



1* 



