ZuE Mechanik des Saugens und der Inspieation, 83 



oder noch bequemer ausschliesslich mit dem Instrument Nr. II nach An- 

 bringung der oben auf S. 77 angegebenen Ergänzungstheile. Ist der Hahn R 

 geschlossen, so kann die Parallelröhre bei genügender Höhe als einfaches 

 Wasser-Pneumatometer dienen, also den nahe der Exspirationsstellung er- 

 reichbaren negativen Druck angeben. War er im Anfange geöffnet, so 

 kann ihn der Beobachter in jedem beliebigen Momente desSaugacts schliessen. 

 Das Wasser in der Hauptröhre kommt damit zum Stehen, und seine Höhe 

 dient als Grundlage für die Berechnung von v, während in der Nebenröhre 

 durch die fortdauernde inspiratorische Anstrengung das Wasser bis zu dem 

 der betreffenden Thoraxstellung entsprechenden Höhepunkte ansteigt, ohne 

 bei der engen Lichtung dieser Röhre den Betrag von v in nennenswerthem 

 Grade zu erhöhen. So kann man für jeden Grad der Erweiterung des 

 Brustraumes die dabei noch erübrigte Inspirationskraft bestimmen. Durch 

 Ausdehnung dieser Untersuchung auf viele Individuen würde man sowohl 

 die normale Form jener Curve wie auch die etwa durch Lebensalter, Ge- 

 schlecht, pathologische Zustände bedingten Abweichungen erforschen können. 

 Bei der Berechnung von v brauchte, so weit es sich um gesunde erwachsene 

 Personen handelt, die Einsetzung des Durchschnittsmaasses von 1400 ''°™ 

 für V kein Bedenken zu erregen, da eine Abweichung um mehr als 700 «"'"^ 

 wohl kaum vorkommen dürfte^ und eine innerhalb dieses Spielraumes 

 liegende Differenz das Endresultat nicht bedeutend verändert, wie eine 

 nähere Betrachtung oder Ausrechnung der obigen Gleichung (2) leicht zeigt. 

 Für unerwachsene Personen oder in pathologischen Fällen müsste freilich 

 unter Umständen ein entsprechend abgeänderter Betrag für v eingestellt 

 werden, wobei jedoch aus dem eben erwähnten Grunde ein Fehler von ein 

 paar 100 """^ wieder nicht von Belang sein würde. Falls die Parallelröhre 

 mit benutzt wird, kann man, um möglichst genau zu rechnen, den Luft- 

 gehalt derselben, im Betrage von etwa 80 '^'"^ zu Iq hinzuaddiren. In so 

 weit übrigens die Zahl 1400 für v angenommen werden kann, bedarf es 

 gar nicht einmal einer jedesmaligen Ausrechnung von v nach der bewussten 

 Formel; denn es zeigt sich bei der Berechnung für eine Anzahl Stufen 

 von H, dass sich für jedes Pneumergometer von irgend welchem Quer- 

 schnitt ein für allemal ein Coefficient ermitteln lässt, der mit H multipli- 

 cirt V ergiebt. Zwar steigt dieser Coefficient mit H successive etwas an. 



^ Waldenburg's Berechnung {Zeitschrift für Jclinische Medicin. Bd. I), welche 

 auf den hohen Betrag von 9000—13 000'^'^'" hinauslief, ist schon von Speck {Deutsches 

 Archiv für klinische Medicin, Bd. XXXIII) mit guten Gründen widerlegt worden. 

 Andererseits schätzte Vierordt die Eesidualluft auf nur- 600 '^<=™ und hat ihr auch 

 Pflüg er (sein Archiv u. s. w., Bd. XXIX) nur ein Volumen von 400—700 '^'=™ zuerkannt. 

 Sollte dies richtig sein, so würde dadurch gleichwohl v nur um ein paar Procent, 

 z. B. von 1980 auf 1945—1930 reducirt werden. 



