Übee Höepeüpung und Bestimmung dee Hörschwelle. 199 



Die bisher besprochenen Methoden, bei welchen, um kurz zu recapitu- 

 liren, entweder die Zeit gemessen wird, während welcher das zu unter- 

 suchende Ohr den Ton einer mit constanter Kraft angeschlagenen »Stimm- 

 gabel noch wahrnimmt, oder der Abstand vom Ohre, bis zu welchem eine 

 Tonquelle von constanter Intensität entfernt werden darf, oder endUch die 

 mechanische Kraft, mit welcher der tongebende Körper angeschlagen wer- 

 den muss, um eine Schwellenempfindung zu erzeugen, sind, selbst wenn 

 die zur Zeit noch nicht völlig sichergestellten physikalischen Gesetze, die 

 bei ihnen in Betracht kommen, durch weitere Untersuchungen aufgeklärt 

 werden, wie ich in dem Vorhergehenden nachgewiesen zu haben glaube, 

 nicht im Stande das Problem, welches in Rede steht, in befriedigender 

 Weise zu lösen, d. h. also eine exacte zahlenmässige Bestimmung der in- 

 dividuellen Hörschärfe für Töne verschiedener Höhe zu ermöglichen. 



Wohl aber ist letzteres zu erreichen, wenn wir uns zur Erzeugung 

 der Töne, welche auf das zu untersuchende Ohr einwirken sollen, elektri- 

 scher Ströme bedienen, deren Abstufung, wie in Folgendem zu zeigen ist, 

 es gestattet, die Tonstärke messbar zu variiren und so die Reizschwelle 

 für jedes Ohr genau zu ermitteln. Auch in dieser Beziehung sind bereits 

 mehrfache Versuche angestellt worden, von denen ich die hauptsächlichsten 

 zunächst besprechen möchte. 



Eine der ausführlichsten Arbeiten über den fraglichen Gegenstand ist die 

 unter Berthold' s Leitung angefertigte Dissertation von Albert Wodtke. ^ 

 In derselben empfiehlt Verfasser zur Bestimmung der Hörschärfe mit Hülfe 

 elektrischer Ströme zwei von einander verschiedene Verfahren. Bei dem 

 ersten derselben wird in den Stromkreis 'einer Thermokette eine elektro- 

 magnetische Unterbrechungsgabel und als jSebenschliessung zu dieser ein 

 mit einem Plüssigkeitsrheostaten verbundenes Telephon, bei dem zweiten 

 dagegen wird in den Stromkreis der Kette ausser der Unterbrechungsgabel 

 die primäre Rolle eines Inductoriums eingeschaltet, mit dessen secundärer 

 Rolle ein Telephon in Verbindung steht. In beiden Fällen muss, wie ohne 

 Weiteres ersichtüch ist, das Telephon einen allerdings von Obertönen be- 

 gleiteten Grundton erklingen lassen, dessen Schwingungszahl mit derjenigen 

 der Unterbrechungsgabel übereinstimmt. Bei der ersten Anordnung wird 

 die Stärke desselben durch Einschaltung längerer Flüssigkeitsstrecken in 

 dem Rheostaten, bei der zweiten durch grössere Entfernung der secundären 

 von der primären Spule des Inductoriums vermindert. Die eben be- 

 schriebenen beiden Verfahrungsweisen kehren bei sämmtlichen Autoren, 

 welche Apparate zur Bestimmung der Hörschärfe mit Hülfe elektrischer 



^ Albert Wodtke, Ueber Hörprüfung mit besonderer Berücksichtigung der Me- 

 thode mit Hülfe elektrischer Ströme. Inaugural- Dissertation. Rostock 1878. 



