Über Höbprüfüng und Bestimmung dee Hörschwelle. 201 



die Schwankungen des Magnetismus in dem Eisenkern und, da die An- 

 ziehungskraft eines Magnets direct proportional dem Magnetismus ist, ist 

 auch die Grösse dieser Schwingungen, mithin die Amplitude, direct pro- 

 portional dem Magnetismus. Der Magnetismus des Eisenkerns wiederum 

 hängt von dem elektrischen Strom in der Drahtspule ab und ist nach 

 physikalischen Gesetzen dessen Stärke proportional, also wird auch die 

 Amplitude der Schwingungen der Stärke des elektrischen Stromes pro- 

 portional sein, und somit ist in unserem Fall die Tonstärke direct pro- 

 portional dem Quadrat der Intensität des elektrischen Stromes.'^ Die an- 

 deren Autoren, welche Apparate zur Bestimmung der Hörschärfe unter 

 Anwendung elektrischer Ströme angegeben haben, lassen diesen wichtigen 

 Punkt vollständig unerörtert. Ich selber schliesse mich der von Wodtke 

 ausgesprochenen Ansicht, nach welcher die Grösse der im Empfangstelephou 

 auftretenden Stromschwankungen als directes Maass für die Schwingungs- 

 amplitude seines Diaphragmas betrachtet werden kann, vollkommen an, wenn 

 ich auch, worauf später noch näher eingegangen werden soll, die von ihm 

 beigebrachte oben citirte Begründung dieser Annahme nicht für correct 

 halte. Was aber Wodtke's Berechnung der Stromintensität bei Ab- 

 stufung derselben nach einem der von ihm angegebenen Verfahren anlangt, 

 so ist dieselbe nach meiner Ansicht sicher nicht zulässig. 



Für die erste seiner Yersuchsanordnungen nämlich, stellt er die Be- 

 hauptung auf, dass, wenn wir die im Telephon zur Geltung kommende 

 Stromstärke bei Einschaltung einer Y2 "^ langen Wassersäule im Rheostaten 

 = 1 setzen, sie bei Einschaltung einer doppelt so langen = Ya? einer drei- 

 mal so langen = ^/.j sein, d. h. also im umgekehrten Verhältniss zur Grösse 

 des ßheostatenwiderstandes stehen müsse. Hierbei aber lässt er einmal 

 unberücksichtigt, dass der Widerstand des das Telephon enthaltenden 

 Stromkreises nicht allein von demjenigen des Rheostaten, sondern auch von 

 dem Widerstand der Kette, der Telephonspule und der Leitungsdrähte ab- 

 hängt, eine Vernachlässigung, welche freihch, da der Flüssigkeitswiderstand 

 von überwiegender Grösse ist, wohl erlaubt sein dürfte, sodann aber über- 

 sieht er, dass in Folge der Wasserzersetzung im Rheostaten Polarisation 

 eintritt, wodurch die Constanz der elektromotorischen Kraft in unregel- 

 mässiger Weise beeinflusst wird. ^ Bei seiner zweiten Versuchsanordnung 

 ferner geht er von der Ansicht aus, dass die Intensität des inducirten 

 Stroms dem Quadrat des Abstandes zwischen primärer und secundärer 

 Spule umgekehrt proportional sei. Auch diese Annahme ist keineswegs 

 richtig. Die Beziehung zwischen der Stärke des Inductionsstroms und der 



^ E. du Bois-Eeymond, Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Miishel- 

 und Nervenfhysik. Leipzig 1875. Bd. I. S. 188. Anmerkung 1. 



