Über HöRpRüruNG und Bestimmung der Hörschwelle. 203 



tiousstrom bestehen , welche nur von dem Bau des Apparats abhängt. 

 Wir wollen diese die Inductionsconstante des Apparates nennen und durch c 



bezeichnen. Es ist also 



i = c. J 



worin / die Intensität oder Stärke des Inductionsstroms bedeutet, / die 

 Stärke des primären Stromes und c die Inductionsconstante, einen ächten 

 Bruch. Entfernen wir nun die Rollen von einander, so wird c kleiner; 

 für jede Entfernung e der Rollen von einander hat c einen bestimmten 

 Werth; aber zwischen e und c besteht kein einfaches Verhältniss, sondern 

 dieses hängt wiederum von der Bauart jedes einzelnen Apparates ab. 



Es bleibt daher, wenn man die Intensitäten der Inductionsströme ge- 

 nauer bestimmen will, nichts übrig, als jeden Apparat empirisch zu kali- 

 briren." Zu diesem Zweck sind von den Physiologen, welche sich des In- 

 ductionsstroms zur Erregung von Muskel und Nerv so häufig bedienen, 

 verschiedene Methoden angegeben worden, so von Fick, Kronecker und 

 Christian!. Wollen wir also zur Bestimmung der Hörschärfe Apparate in 

 Anwendung ziehen, wie der von Wodtke in der zweiten Yersuchsanordnung 

 benutzte oder wie etwa das Hughes'sche Audiometer, so müssen dieselben 

 nach einer der von den genannten Autoren angegebenen Arten empirisch 

 graduirt werden, wozu indessen kostspielige Apparate, z. B. eine Spiegel- 

 bussole, erforderlich sind. Wie ich bereits erwähnt habe, finden wir die 

 von Wodtke beschriebenen Verfahrungsweisen in sämmtlichen Apparaten, 

 welche bisher construirt worden sind, um die Hörschärfe auf elektrischem 

 Wege zahlenmässig zu bestimmen, in der Hauptsache wieder. Aus diesem 

 Grunde ist es unnöthig, die letzteren einzeln näher zu betrachten. Ich 

 möchte nur noch ergänzend bemerken, dass einige Autoren, in deren Appa- 

 raten das Telephon mit der gegen die primäre verschiebfichen secundären 

 Rolle eines Inductoriums verbunden ist, in ihren bezüglichen Publicationen 

 nicht einmal den Versuch gemacht haben, den Zusammenhang zwischen 

 der Stärke des Telephonstroms und aer Entfernung der Spulen von ein- 

 ander aufzufinden, sondern erstere einfach durch den in Millimetern ge- 

 messenen Abstand der Spulen von einander ausdrücken. 



Wenn ich nun den Versuch unternehme, eine Methode aufzufinden, 

 nach welcher die Hörschärfe Ohrenkranker für Töne mit Hülfe elektrischer 

 Ströme in physikalisch exacter Weise als Bruchtheil der normalen Hör- 

 schärfe zu bestimmen wäre, so hätte ich zunächst die Frage zu beantworten, 

 von welchen Bedingungen die Stärke des von dem Telephon ausgegebenen 

 Tons resp. Schalls abhängig ist. Tritt in der Rolle des Empfangstelephons 

 eine Stromschwankung auf, so wird, wie bekannt, durch Aenderung des 

 Magnetismus eine Bewegung des Diaphragmas hervorgerufen. Die Grösse 

 dieser Bewegung ist es, durch welche zunächst die Intensität des von dem 



