Übek Hökprüfung und Bestimmung der Hörschwelle. 207 



gegebenen Entwickelungeu über die Theorie des Telephons hervorgeht, als 

 einfache Töne gleicher Höhe von dem Empfangsapparat dem Ohr des 

 Hörers übermittelt werden. Nach v. Helmholtz lassen sich einfache 

 Töne zunächst durch Anblasen weiter gedackter Orgelpfeifen oder auch 

 bauchiger Glasflaschen hervorrufen ; um jedoch hierdurch Töne von constanter 

 Intensität zu erhalten, würden wir eines Gebläses bedürfen, welches stets 

 einen gleichmässig starken Luftstrom erzeugt. Hierin aber liegt eine so grosse 

 Schwierigkeit für die technische Ausführung, dass es zweckmässig erscheint, 

 von einer derartigen Einrichtung gänzlich abzusehen. Es bliebe uns nun 

 noch eine andere Möglichkeit, einfache Töne von constanter Stärke zu er- 

 zeugen, indem wir Stimmgabeln, mit den entsprechenden Resonatoren 

 versehen, entweder wie es v. Helmholtz bei seinen berühmten Versuchen 

 über Zusammensetzung der Vocalklänge gethan hat, auf elektromagnetischem 

 "Wege in continuirlich anhaltende, gleichmässig starke Schwingungen ver- 

 setzen, oder indem wir sie durch eine mechanische Vorrichtung mit jedes- 

 mal gleicher Kraft anschlagen, in welch letzterem Ealle wir einen immer 

 mit derselben Stärke anhebenden, allmählich ausklingenden Ton erhalten. 

 Mit noch geringeren Mitteln lassen sich einfache oder wenigstens nahezu 

 einfache Töne erzeugen, wenn wir, anstatt Resonatoren zu benutzen, die 

 Zinken der Stimmgabeln an ihren freien Enden mit Klemmen versehen, 

 wie es von Politzer^ beschrieben worden ist. Befestigen wir eine der- 

 artig eingerichtete Gabel in solcher Weise vor dem Aufgabetelephon, dass 

 das freie Ende der einen Zinke der Mitte des Diaphragmas zugekehrt ist, 

 sich von demselben in möglichst geringem Abstand befindet und zu der 

 Ebene des Diaphragmas senkrecht schwingt, so erhalten wir bei Erregung 

 der Gabel in dem Empfangstelephon einen Ton von ziemlich geringer 

 Intensität. Wir steigern die letztere um ein Bedeutendes, indem wir die 

 Platte des Aufgabeapparates entfernen und die Gabel in gleicher Stellung 

 wie vorhin dem Magnete entsprechend nähern. Eine noch grössere Wir- 

 kung wird erzielt, wenn sich die Zinken der Gabel zwischen den Polen 

 eines hufeisenförmigen Telephonmagnetes befinden. Eine derartige Anord- 

 nung ist in Fig. 1, 2 und 3 (Tafel III) gegeben. Dieselben stellen einen 

 Apparat dar, wie er mir zum Zweck der geplanten exacten Hörprüfung 

 geeignet zu sein scheint. 



Auf einem Grundbrett Ä ist mittels der massiven Säule £ die Stimm- 

 gabel C befestigt. An derselben Säule £ ist eine Anschlagsvorrichtung für 

 die Gabel angebracht. Dieselbe besteht aus einem Hammer I), dessen 

 Stiel aus zwei Theilen zusammengesetzt ist, aus dem starren Theil a und 



^ Politzer, Beiträge zu den Hörprüfungen mittels der Stimmgabel. Wiener 

 medicinische Presse. 1870. Nr. 13. 



