Dee Einfluss des Luftdruckes auf die Circulation. 245 



Dies war ein, im leeren Zustande sehr flach gewölbter dünner Kaut- 

 schiikschlauch von 1 •'"^ Breite und 25"^™ Länge, der zwischen dem Ende 

 des arteriellen Rohres und der Einmündung in die obere Kugel eingeschaltet 

 werden konnte. Er ist auf der Abbildung weggelassen. 



Capillare Spitze. Um das Circulationssjstem zu vervollständigen, 

 wurde bei einigen Versuchen zwischen das arterielle Rohr und den Venen- 

 schlauch ein kleines, in eine kurze capillare Spitze ausgezogenes Glas- 

 röhrchen, im Hchten Durchmesser unbedeutend weiter als das arterielle 

 Rohr eingesetzt, welches eine Verlangsamung des Stromes bewirkte. 



Saugende Spannung oder negativer Druck. Zur Herstellung 

 einer saugenden Spannung, wie sie im Pleuraräume über dem Anfangs- 

 und Endpunkte der Circulation, dem Herzen und den grossen Gefässstämmen 

 im Thorax durch die elastische Spannung der Lunge erzeugt wird, diente 

 eine Glastrommel T, die mit einem elastischen Felle aus Kautschuk über- 

 zogen war. 



Diese wurde durch Vermittelung des Manometers n, der sich in den 

 centralen Hals der oberen Kugel einfügte, und eines an diesem befestigten 

 kurzen und stärkeren Kautschukröhrchens mit dem freien Räume in der 

 oberen Kugel, über dem Ausgangs- und Endpunkte der Circulation, den 

 ich den Saugraum nennen will, in Verbindung gesetzt. 



Wenn die Saugspannung nicht angewandt wurde, konnte das herab- 

 hängende Rohr durch eine Klemme k verschlossen werden. 



Um eine saugende Spannung hervorzubringen, wurde das elastische 

 Fell der Trommel mit dem Daumen nach einwärts gedrückt und zugleich 

 die dünne Spitze, in welcher die Trommel endigt, in das von dem Mano- 

 meter herabhängende Kautschukrohr eingefügt, nachdem die Klemme ab- 

 genommen worden war. Lässt der Druck des Daumens nun nach, dann 

 strebt das eingedrückte Kautschukfell seine flache Stellung wieder zu ge- 

 winnen und übt so eine Spannung nach Aussen, welche den Druck im 

 Saugraume unter den Atmosphaerendruck herabsetzt. Die Grösse dieser 

 Herabsetzung entspricht der Spannung, welche das nach innen gewölbte 

 Kautschukfell besitzt. 



Bei dem Versuche muss man darauf sehen, dass über dem in der 

 oberen Kugel oberhalb des Quecksilbers befindlichen Wasser noch ein Raum 

 frei bleibt, so dass das Wasser bei Herstellung der Saugspannung nicht in 

 das Manometerrohr hinaufsteigen kann. 



Die Herabsetzung des Druckes im Saugraum würde man mit dem 

 gangbaren Ausdruck als negativen Druck bezeichnen können, allein mir 

 erscheint es den gegebenen Verhältnissen angemessener und leichter ver- 



