DeB EINFLUSS DES LuFTDßUOKES AUF DIE ClECüLATION. 247 



von der oberen Kugel weggenommen, so dass auch das Innere des Appa- 

 rates unter Atmosphaerendruck stand. 



I. Versuche mit 6 Metern des runden Rohres bei offenem Saugraum, 

 am 13. October 1884, Beobachtungen am Morgen und Nachmittag. Zeit 

 in Secunden: 78, 78, 79. Mittel 78. 



II. Versuche mit 6 Metern Rohr und dem Venenschlauch, sonst wie 

 vorher, Beobachtungen am Morgen, den 8., 9. und 10. October. 



Zeit in Secunden: 79, 79, 79, 78, 79. Mittel 79. 



III. Versuche mit 6 Metern Rohr sammt Venen und Capillarspitze, 

 sonst wie vorher am 11., 12., 13. und 16. October. 



Zeit in Secunden: 91, 91, 90, 90, 9IV3, 91. Mittel 91. 



AVährend der Arbeit stellte es sich heraus, dass die Durchlaufszeiten 

 für dieselbe Zusammenstellung der Rohre nach einiger Zeit länger ge- 

 worden waren und dies wurde zuerst im September 1884 bemerkt, nach- 

 dem der Apparat einige Monate in Ruhe gestanden hatte. Die Ur- 

 sache war eine Pilzbildung im Inneren der Rohre und es wurde deshalb 

 später, nach Reinigung der Rohre, die Vorsicht gebraucht, vor dem Be- 

 ginne und am Ende der Arbeit eines jeden Tages eine controlirende Zeit- 

 bestimmung bei offenem Saugraume zu machen; ausserdem wurden die 

 Rohre öfters mit 5 procentiger Carbolsäurelösung gereinigt. 



Eine Quelle von Unregelmässigkeiten war die Temperatur, weil sich 

 die Rohre bei Erwärmung erweiterten und zwar wurde durch vergleichende 

 Beobachtungen gefunden, dass zwischen 13° und 20" C. für jeden Tem- 

 peraturgrad die Geschwindigkeit des Fliessens um etwa eine Secunde ab- 

 oder zunahm: Die Zeit des Durchfliessens verkürzte sich mit zunehmender 

 und verlängerte sich mit abnehmender Temperatur. Dabei wird angenom- 

 men, dass die Temperatur des Apparates und der Flüssigkeit auch die der 

 umgebenden Luft sei. Da dies nicht immer ganz genau zusammentraf, 

 so ergab sich die oben schoit bestimmte Fehlergrenze von 1 bis V/^ Se- 

 cunden. Wenn das Wasser erheblich unter der Lufttemperatur war, so 

 wurde es entsprechend erwärmt. Bei den Versuchen in der pneumatischen 

 Kammer, für welche die Erwärmung sich nicht ausführen Hess, war es 

 am Morgen bisweilen noch kühl, während die Temperatur in der Kammer, 

 durch die Erhöhung des Luftdruckes und Erwärmung durch Heizung rasch 

 stieg. Bei Vergleichung von Bestimmungen, die unter solchen Umständen 

 gemacht wurden, konnte die Correction von 1 Secunde auf PC. ange- 

 bracht werden. 



Es wurden nun Zeitbestimmungen bei verschiedener Anordnung des 

 Versuches ausserhalb und innerhalb der pneumatischen Kammer gemacht, 



