10 J. Rosenthal: 



Bei dem grossen Luftcalorimeter dagegen, wo der Innenraum R 

 zum allergrössten Theil, etwa bis zu der innersten punktirten Linie in 

 Fig. 1 für das Thier frei bleiben muss, habe ich diesen Raum durch ein 

 eingeschobenes Drahtgitter abgegrenzt und den davor liegenden Theil (zwi- 

 schen den punktirten Linien) anfangs durch ein dickes Polster abgeschlossen, 

 später durch einen Deckel, der zwischen drei parallelen Platten zwei Luft- 

 schichten von je 5 cm Dicke abgrenzt. 1 Bei der Anordnung, wie sie die 

 punktirten Linien andeuten, stellt dann die innere dieser Luftschichten, 

 zwischen den Platten 1 und 2, die Ergänzung der von uns zur Calorimetrie 

 benutzten Luftschicht zwischen den Cylindern i und m vor, die äussere 

 Luftschicht dagegen, zwischen den Platten 2 und 3 ist die Ergänzung der 

 zur Abhaltung von Temperaturschwankungen dienenden umhüllenden Luft- 

 schicht zwischen den Cylindern m und a. 



Die erstere dieser Luftschichten, die zwischen den Platten 1 und 2 

 enthaltene, wird natürlich auch erwärmt werden. Und wenn man sie durch 

 eine geeignete Verbindung mit dem Luftraum zwischen i und m commu- 

 niciren lässt, so wird sie auch ihrerseits auf das Manometer wirken. 2 Wenn 

 die Temperatur in beiden Räumen die gleiche ist, so hat es auf den Mano- 

 meterstand gar keinen Einfluss, ob die Verbindung zwischen den Räumen 

 besteht oder unterbrochen wird. Denn wie wir im zweiten Abschnitt ge- 

 sehen haben, ist der Manometerstand von dem Volumen der calorinietri- 

 schen Luftmasse ganz unabhängig, da er nur von der Endtemperatur ab- 

 hängt, welche diese Luftmasse erreicht. Wenn aber die Lufträume zwischen 

 den Platten 1 und 2 einerseits und zwischen den Cylindern i und m an- 

 dererseits nicht zusammenhängen, dann können wir uns das Verhältniss in 

 folgender Weise vorstellen: Von der gesammten, von dem Thier producirten 

 Wärmemenge n entweicht ein Bruchtheil durch die Platten 1, 2, 3 und 

 der Rest durch die Cylinder i, m, a. Können wir annehmen, dass diese 

 Antheile in einem constanten Verhältniss zu einander stehen, so ist es ganz 

 gleichgültig, ob wir nur den zweiten Theil allein messen, oder beide. Dieses 

 Verhältniss bleibt aber constant, so lange ein und derselbe Verschluss ver- 

 wendet wird. 



Ehe ich zur Mittheilung der Versuche übergehe , habe ich noch einen 

 Punkt, betreffend die Einrichtung des Calorimeters kurz zu erwähnen. Da 

 Thiere zuweilen Tage lang in dem Apparat belassen werden, habe ich in 

 dem erwähnten Plattenverschluss eine, durch einen Einsatz verschliessbare 

 Oeffnung anbringen lassen, durch welche man, nach zeitweiser Entfernung 



1 Polster sowohl wie Deckel sind mit einer Oeffnung für den Eintritt der Ven- 

 tilationsluft versehen. 



2 Ich habe diese Einrichtung bei einem Theil meiner Versuche verwirklicht, dann 

 aber wieder fallen lassen, weil ich sah, dass sie überflüssig ist. 



