Calorimetrische Untersuchungen. 11 



des Einsatzes, das Thier beobachten oder ihm Futter reichen kann, ohne 

 den Versuch zu unterbrechen. Das Thier wird, der Reinlichkeit wegen, auf 

 ein in den Apparat eingelegtes Gitter g gesetzt. Unterhalb desselben ist am 

 tiefsten Punkte des Raumes R ein Abflussrohr u für den Harn angebracht. 

 Dasselbe ist, damit bei der Ventilation von hier aus keine Luft eintreten 

 kann, ausserhalb des Apparates mit einem Wasser verschluss versehen, kann 

 auch durch einen eingeschalteten Hahn ganz abgesperrt werden. 



4. Versuchsanordnung und Prüfung des Apparates. 



Nach dem bisher Gesagten würde sich ein Versuch mit dem Calori- 

 rneter folgendermaassen gestalten. Nachdem der Apparat längere Zeit im 

 Zimmer unbenutzt gestanden, so dass man annehmen kann, dass er die 

 Temperatur der umgebenden Luft angenommen hat, wird die Verbindung 

 mit der Ventilationsvorrichtung hergestellt, eventuell unter Einschaltung der 

 zur Absorption der Kohlensäure u. s. w. nöthigen Apparate. Sodann wird 

 die Lufttemperatur, der Barometerstand und die Temperatur des Apparates 

 an den beiden Thermometern abgelesen und aufgeschrieben. Letztere sollen 

 womöglich unter sich sowie mit der Zimmertemperatur übereinstimmen; 

 jedenfalls sollten die Differenzen nicht mehr als wenige Zehntel betragen. 

 Die Thermometer müssen natürlich vorher unter einander und mit einem 

 guten Normalthermometer verglichen sein. Sodann werden die Hähne des 

 Apparates geschlossen, das Thier in den Apparat eingebracht, das Gitter 

 und der Verschluss (Polster oder Deckel) eingeschoben. Das Steigen des 

 Manometers beginnt sofort und erfolgt in der ersten Zeit sehr schnell. 

 Nach einiger Zeit aber wird es langsamer und das Manometer erreicht (bei 

 dem kleinen Apparate innerhalb einer Stunde, bei dem grossen erst etwas 

 später) einen festen Stand. Das so erreichte Maximum, welches jetzt 

 Stunden lang erhalten bleibt, dient zur Berechnung der Wärmeproduction 

 nach Gleichung (10). 



Soll nicht ein Thier sondern die Wasserstoffflamme Behufs Aichung 

 des Apparates untersucht werden, so entzündet man erst die Flamme 

 ausserhalb des Apparates, regulirt die Flamme, bis der Gasverbrauch die 

 gewünschte Grösse hat, führt dann das Brennerrohr ein und verfährt im 

 Uebrigen wie bei dem Thier. l 



1 Man kann auch die Flamme innerhalb des Apparates eutzünden und dann erst, 

 nach Verschluss desselben, reguliren. In diesem Falle thut man gut, die Flamme an- 

 fangs grösser zu machen, als sie nachher sein soll, wodurch man die Zeit bis zur Er- 

 reichung des constanten Manometerstandes erheblich abkürzen kann. 



