12 J. Rosenthal: 



Soll die Aichung nach der zweiten, oben angedeuteten Methode mittels 

 des Warmwasserstromes geschehen, so erwärmt man das Walser auf den 

 passenden Wärmegrad, regulirt, gleichfalls ausserhalb des Calorimeters, 

 die Wasserströmung, so dass der gewünschte Wärmeeffect hervorgebracht 

 wird, führt den vom Wasser durchströmten Wärmespender in das Calori- 

 meter ein und verfährt wie vorher. 1 



Bei allen diesen Betrachtungen ist jedoch eine Voraussetzung ge- 

 macht, welche bei längerer Versuchsdauer keineswegs zutrifft, nämlich 

 dass die Temperatur der das Calorimeter umgebenden Luft und 

 der barometrische Druck derselben ungeändert bleiben. Um 

 ersteres wenigstens annähernd zu erreichen, habe ich den grossen Apparat 

 in einem tiefen Keller aufgestellt, welchen ich im Erlanger physiologischen 

 Institut eigens zu diesem Zweck habe bauen lassen. In diesem Keller 

 gehen die Temperaturschwankungen innerhalb 24 Stunden nicht über 1 bis 

 1.5° C. hinaus. Das kleine Calorimeter wurde in einem Zimmer des In- 

 stitutes aufgestellt, in welchem die Temperatur weniger constant war. Um 

 aber soviel als möglich von diesen Temperaturschwankungen und von denen 

 des Barometerstandes, auf welche wir ja keinen Einfluss haben, unabhängig 

 zu sein, habe ich eine Einrichtung getroffen, welche ausserdem noch einen 

 anderen, später zu besprechenden Vortheil gewährt. 



Ich habe nämlich jeden der beschriebenen Apparate doppelt ausführen 

 lassen. Je zwei solcher unter sich ganz gleichen Apparate, durch ein 

 zwischengeschaltetes Manometer verbunden, stellen erst einen vollständigen 

 Apparat dar. Die beiden so mit einander durch das Manometer verbundenen, 

 sonst aber von der Aussenluft abgeschlossenen Lufträume sind demnach so 

 zu sagen ein Differential-Luftthermometer, und die Manometeraus- 

 schläge zeigen direct die Temperaturdifferenz der beiden Lufträume an. 

 Schwankungen der Umgebungstemperatur können, da sie auf die beiden 

 Apparate in ganz gleicher Weise wirken, auf den Manometerstand keinen 

 Einfluss haben. Ebensowenig aber auch Schwankungen des Barometer- 

 standes, da nach dem Verschluss der steigende Druck in dem erwärmten 

 Theil des Doppelapparates nicht gegen den äusseren Luftdruck wirkt, son- 

 dern gegen ein abgeschlossenes Luftvolum, dessen Druck constant gleich 

 bleibt dem im Moment des Abschlusses vorhanden gewesenen Luftdruck. 



Wie aus den Erörterungen des vorhergehenden Abschnittes hervorgeht, 

 sind die Ausschläge des Manometers unter sonst gleichen Umständen um 

 so grösser, je geringer das specifische Gewicht der Manometerflüssigkeit ist. 



1 Auch hierbei kann man dis Wasser wärme anfangs zu hoch nehmen und dann 

 erst zur passenden Höhe reguliren, um die Zeit bis zur Erreichung des Maximums ab- 

 zukürzen. Ueber derartige Versache werde ich später ausfübrlich berichten. 



