Kalorimetrische Untersuchungen. 13 



Um eine recht grosse Empfindlichkeit zu erreichen, habe ich Petroleum 

 gewählt und damit Ausschläge erzielt, welche rund 20 Mal grösser sind, 

 als sie mit Quecksilber zu erhalten wären. Einer genaueren Bestimmung 

 des specifischen Gewichtes der Manometerflüssigkeit bedarf es nicht, da der 

 von diesem abhängende Werth s in Gleichung (4) in den späteren Glei- 

 chungen ausfällt. Damit die geringe Volumzunahme der calorimetrischen 

 Luftmasse in dem erwärmten Apparat und die entsprechende Volumabnahme 

 der Luft im Vergleichsapparat keinen merklichen Fehler verursache, muss 

 das Manometer sehr eng sein. In meinem Apparat besteht es aus einer 

 Glasröhre von etwa 1 • 5 mni Durchmesser im Lichten. Um den Stand des 

 Manometers auch aus der Entfernung mit Hülfe eines Fernrohres gut ab- 

 lesen zu können, habe ich das Petroleum mit Azobenzol intensiv roth ge- 

 färbt und zwischen den verticalen Schenkeln desselben eine versilberte, in 

 Millimeter getheilte Scala angebracht, deren Nullpunkt in der Mitte des 

 Manometers liegt; von da sind nach aufwärts und abwärts fortschreitende 

 Zahlen eingravirt, so dass die Summe der beiden Ablesungen stets den 

 richtigen Manometerstand ergiebt, auch wenn der Nullpunkt der Theilung- 

 nicht genau mit dem Nullstand der Flüssigkeit zusammenfallen sollte. Der 

 grösseren Bequemlichkeit wegen ist aber die Scala in einem Rahmen durch 

 eine Schraube verschiebbar, so dass man ihren Nullpunkt vor Beginn des 

 Versuches richtig' einstellen kann. 



Ehe man die Versuche beginnt, hat man vor allen Dingen sich von 

 dem vollkommenen Schluss des Apparates zu überzeugen. So einfach auch 

 es erscheinen mag, so habe ich doch sehr viele Mühe gehabt, diesen Schluss 

 wirklich zu erreichen. Ich habe viel Zeit und viele Arbeit verloren, bis 

 ich einen fehlerlosen Apparat hergestellt hatte und bis ich die vorhandenen 

 Fehler entdecken und beseitigen konnte. 



Um den Apparat auf seine Dichtheit zu prüfen, erzeugt man auf der 

 einen Seite einen Ueberdruck und beobachtet den Manometerstand längere 

 Zeit. Wenn derselbe 24 Stunden lang vollkommen ungeändert bleibt und 

 nur kleine, von geringen Temperaturschwankungen herrührende Aenderungen 

 des Manometerstandes zeigt, - dann kann man mit ihm arbeiten. 



Wie aus Gleichung (4) berechnet werden kann, entspricht einer Tem- 

 peraturdifferenz der beiden Apparate von 1 ° C. bei unserem Manometer 

 etwa ein Ausschlag von 50 mm . Temperaturdifferenzen von einigen Zehnteln 

 sind aber kaum zu vermeiden; daher sind Aenderungen im Manometerstand 

 bis zu 10 mm ohne Bedeutung. Gehen sie aber beträchtlich über diese 

 Grenze hinaus, so muss -man den Grund aufsuchen und beseitigen. Erst 

 wenn der Apparat diese Probe bestanden hat, kann man an die Ausführung 

 der Aichung gehen. 



