Calokimeteische Unteesuchungen. 15 



Also ist für n = 1 sec. ca 



Ä\ = 1-09535 • y-'. 



Für 0°C und 760 mm Druck z. B. wäre A\ = 0-3929 ccm . 



So geringe Wasserstofimengen kann man selbst in kleinen Brennern 

 nicht gut brennen lassen. Da aber, wie wir gesehen haben, die Manometer- 

 ausschläge den producirten Wärmemengen direct proportional sind, so können 

 wir ein beliebiges Vielfaches von N verbrennen. Am geeignetsten ist es, 

 zwischen 3 N und 5 N zu wählen, weil diese Menge eine für unsere 

 Apparate gut passende kleine Flamme giebt. Wir müssen also versuchen, 

 den Gasstrom so zu reguliren, dass (auf 0° C. und 760 mm Hg berechnet) 

 in jeder Secunde 3.0-3929 bis 5.0-3929 ccm Gas verbrennen. Der letztere 

 Werth giebt 118-07 ccm in 1 Minute, oder 7084- 2 ccm in 1 Stunde. Bei 

 Zimmertemperaturen und gewöhnlichen Barometerdrucken werden wir also 

 zwischen 4 und 8 Liter etwa in der Stunde verbrennen müssen. 



Anfangs bediente ich mich zur Messung der Gasvolumina einer Gas- 

 uhr, wie sie bei der Prüfung der Leuchtkraft des Leuchtgases benutzt zu 

 werden pflegt. Das aus der Werkstatt von A. de Siry, Lizars & O 

 in Paris stammende Instrument zeigt die durchgegangene Gasmenge in 

 Litern direct an; ausserdem ist eine besondere Zifferscheibe angebracht, 

 deren Zeiger sich mit einer Uebersetzung 60 : 1 gegen den Literzeiger be- 

 wegt, so dass eine Ablesung an diesem während einer Minute die in einer 

 Stunde durchgegangene Gasmenge in Litern abzulesen gestattet. Da jedoch 

 der Gasstrom nicht ganz constant ist, so darf man sich nicht mit einer 

 einzigen Ablesung begnügen, sondern muss eine grössere Zahl von solchen, 

 etwa alle 10 Minuten, machen und aus ihnen die Mittelzahl berechnen. 



Später benutzte ich eine Gasuhr, welche von Hrn. Prof. v. Fleischl 

 als Spirometer vorgeschlagen worden ist. 1 Diese Gasuhr giebt die Gasmenge 

 bis auf 5 Cubikcentimeter direct an; sie gestattet zugleich die Temperatur 

 des durchgehenden Gases und den Druck, unter welchem dasselbe steht, 

 abzulesen. 



Die Hähne, welche die Plammengrösse reguliren, sind nach dem Muster 

 des von Regnault bei seiner Untersuchung über die specinsche Wärme 

 der Gase- angewandten ei du 'richtet. An der Ausströmungsröhre des Re- 

 gulirhahnes ist seitlich ein kleines Manometer angesetzt; durch feine Ein- 

 stellung dea mit Mikrometerschraube versehenen Hahnes hat man dafür 

 Sorge zu tragen, dass der von diesem Manometer angezeigte Druck, welcher 



1 Beschrieben von Dr. M. Stern b erg. Centralblatt für Physiologie. 1888. S. 39. 

 8 Mimoires del'Acadimie etc. 1862. t. XXVI. Abgebildet in Müller-Pfaund- 

 ler's Lehrbuch der Physik. Bd. IL 2. 8.842. Fig. 201. 



