16 J. Kosen thal: 



nur wenig über dem Atmosphaerendruck liegt, constant erhalten wird. Dann 

 ist die Gasflamme gleichfalls constant. Durch den zweiten, vor der Gasuhr 

 eingeschalteten Regulirhahn sorgt man dafür, dass auch das an letzterer 

 angebrachte Manometer nahezu constant bleibt. Den Ueberdruck, welchen 

 dieses zeigt, addirt man zu dem Barometerdruck bei der Umrechnung des 

 Gasvolumens auf 0° 0. und 760 mm Hg. 



Hat man es dahin gebracht, dass die Gasflamme stetig brennt mit 

 einem ungefähren Verbrauch von 4 bis 8 Liter in der Stunde, so führt 

 man das Brennerrohr in das Calorimeter ein und verfährt so, wie ich es 

 im Abschnitt 4 angegeben habe. Während man die Erreichung des Maxi- 

 mums am Manometer abwartet, wird auch der Gang der Gasuhr beobachtet 

 und die Gleichförmigkeit der Flamme durch den Regulirhahn hergestellt. 

 Die Berechnung des Endergebnisses liefert dann die Werthe für e und E 

 (Gleichungen 8 und 10). 



Ich theile des Beispiels wegen eine derartige Bestimmung nach dem 

 Versuchsprotocoll vollständig mit. 



Kleines Calorimeter. 



Die sehr kleine Wasserstoffflamme wird genährt durch einen Gasstrom, 

 welcher unter einem Ueberdruck von 8 mm Wasser die Gasuhr durchstreicht.. 



Temperatur an der Gasuhr 13-8°. 



Barometerdruck (red. auf 0°) ..... 734-2 min 



Dazu 8 mm Wasser =0-6 „ 



734-8 „ 

 Davon Tension des Wasserdampfes für 13.8°= 11-757 



Also Druck = 723-043 



Nach Ablauf einer Stunde : Gasmenge 3260 ccm . Temperatur an der 

 Gasuhr 14-0°. 



Barometerdruck (red. auf. 0°) 734-12 



Dazu 8 mm Wasser 0-6 



734-72 

 Davon Tension des Wasserdampfes . . . . 1 1 • 908 



Also Druck 722-812 



Nach Ablauf von 2 Stunden: Gasmenge 7250 ocm . Temperatur ander 

 Gasuhr 14-0°. 



Barometerdruck (red. auf 0°) 734-44 



Dazu Ueberdruck 0-6 



735-04 

 Davon Tension des Wasserdampfes für 14-0° 11-908 



Also Druck 723-132 



