18 J. Rosenthal: 



E kl= _A_ = - aoo lö *'* B _ A - = 0-022026 



also ist der Factor E aus Gleichung (3) 



b 734-8 



T~7m x ~~ 286-6.116-4 



In gleicher Weise finden wir den Werth von E für das grosse Calori- 

 meter. Es wurden verbrannt (red. auf 0° und 760 rara Hg) in 1 Stunde 

 8887 ccm Wasserstoff. Das macht für 1 Secunde 1 • 08 ccm , welche 2 • 7488 Se- 

 cundencalorien entsprechen. 



Das Manometer schwankte in der Zeit, während welcher die Gasmenge 

 bestimmt wurde (2 1 / 2 Stunden) nur zwischen 162 und 167. Diese Extreme 

 kamen aber jedes nur je einmal vor; alle anderen Ablesungen zeigten nur 

 Schwankungen von 164 zu 165; die Mittelzahl ist 164-5. Hieraus ergiebt 

 sich der Manometerstand für eine Secundencalorie 



Und hieraus finden wir den Factor E: 



6. Vergleichimg der beiden Calorimeter. 



Aus den Berechnungen 'des vorhergehenden Abschnittes ersieht man, 

 dass die Empfindlichkeit des kleinen Calorimeters fast doppelt so gross ist 

 als die des grossen. Es war das auch vorauszusehen, da der Wasserwerth 

 der zu erwärmenden Masse bei jenem ein geringerer ist, so dass durch 

 gleiche Wärmemengen eine viel erheblichere Temperatursteigerung bewirkt 

 werden muss. Der Unterschied würde noch grösser ausgefallen sein, wenn 

 nicht die Emission bei dem kleineren Apparat verhältnissmässig eine viel 

 grössere wäre, zumal er bei seiner mehr gestreckt cylindrischen Form eine 

 im Verhältniss zum Volum viel grössere Oberfläche hat als der mehr ge- 

 drungen gebaute grosse Apparat. Immerhin aber ist auch die Empfind- 

 lichkeit des grossen Apparates noch ausreichend für alle Aufgaben, die sich 

 etwa darbieten sollten, da 1 Secundencalorie fast 60 mm Ausschlag bewirkt. 



Aber noch in einer anderen Beziehung unterscheiden sich die beiden 

 Apparate. Der grosse ist nämlich träge und deshalb geeignet, gute und 

 zuverlässige Durchschnittswerthe zu geben, aber weniger geeignet, schnellen 

 Aenderungen der Wärmeproduction zu folgen. In dieser Beziehung ist 

 ihm der kleine Apparat bedeutend überlegen. In dem zu diesem Zweck 

 oben vollständig mitgetheilten Beobachtungsprotocoll treten erhebliche 

 Schwankungen auf, welche dem nicht vollkommen gleichmässigen Gasstrom 

 entsprechen. In der That fielen jene Schwankungen immer genau mit den 

 Veränderungen in der Geschwindigkeit der Gasströmung zusammen, welche 

 an der Gasuhr beobachtet wurden. In dem später angestellten Versuche 



