Calorimetrische Untersuchungen. 19 



arn grossen Apparat wurde die Regulirung des Gasstromes sorgfältiger vor- 

 genommen; ganz gleichmässig war er aber trotzdem nicht. Und dennoch 

 zeigte das Manometer während 2 Stunden, nachdem einmal das Maximum 

 eingetreten war, nur Schwankungen von 1 mm . 



Um die Trägheit des grossen Apparates noch an einem anderen Beispiel 

 zu erläutern, führe ich Folgendes an. Wie ich in Abschnitt 3 auseinander- 

 gesetzt habe, verschliesse ich das grosse Calorimeter durch einen aus drei 

 parallelen Platten zusammengesetzten Deckel, um die Wärmeabgabe nach 

 dieser Seite hin der nach allen anderen Seiten möglichst gleich zu gestalten. 

 Als das Manometer einen festen Stand von 165 angenommen hatte, ent- 

 fernte- ich diesen Deckel. Das Manometer sank auf 117 in einer Zeit von 

 12 Minuten. Da die Wärmequelle unverändert blieb, so ist dieses Sinken 

 auf die Verluste zu schieben, welche an dem offenen Gefässe durch Strah- 

 lung stattfinden, mehr aber noch durch die gewiss erheblichen Luftströmungen 

 zwischen dem inneren erwärmten Raum und der äusseren kälteren Luft. 

 Als der Deckel wieder eingesetzt wurde, stieg das Manometer in 15 Minuten 

 auf 136, in den folgenden 15 Minuten auf 155 und erreichte nach 40 Minuten 

 (von der Einsetzung des Deckels an gerechnet) erst seinen früheren Stand. 



Glücklicher Weise sind die Verhältnisse, welche wir bei der Wärme- 

 production der Thiere zu untersuchen haben, selten der Art, dass es sich 

 um schnell erfolgende Aenderungen der Production handelt. In den wenigen 

 Fällen solcher Art werden wir uns des kleinen Calorimeters bedienen müssen, 

 das freilich nur für kleinere Thiere brauchbar ist. Aber gerade an solchen 

 kommen wohl auch am ehesten derartige Schwankungen vor. Jedenfalls 

 ergänzen sich die beiden Apparate der Art, dass eine grössere Zahl von Auf- 

 gaben mit Hülfe beider gelöst werden kann. 



Obgleich durch die Verbindung ^zweier unter einander gleicher Luft- 

 räume zu einem Differentialthermometer die durch Schwankungen der 

 Aussentemperatur bedingten Fehlerquellen sehr vermindert werden (man 

 vergl. in dieser Hinsicht die Versuchsreihe S. 14), so ist dies bei dem 

 kleinen Apparat wegen seiner grösseren Empfindlichkeit doch nur dann 

 zu erwarten, wenn nicht zufällige Umstände auf die beiden Theile des 

 Apparates verschieden einwirken. Es wurde daher in den späteren Ver- 

 suchen auch dieser Apparat in dem Keller aufgestellt, in welchem solche 

 Störungen leichter zu vermeiden waren, und davon nur abgegangen, wenn 

 es die Umstände unbedingt erheischten. Das Nähere hierüber wird in der 

 Folge bei der Mittheilung der einzelnen Versuchsergebnisse angeführt werden. 



Die grosse Trägheit des grossen Calorimeters macht sich aber un- 

 angenehm bemerkbar in der sehr langen Zeit, welche von dem Einbringen 

 des Thieres bis zur Erreichung des Maximums verstreicht. Diesem Mangel 

 kann man aber sehr gut dadurch abhelfen, dass man den Apparat vor dem 



2* 



