Ueber künstliche Athmung. 



Von 

 J. Rosenthal. 



Die Methoden der künstlichen Athmimg sind in den letzten Jahren 

 vielfach verbessert worden. Trotzdem ist ein Apparat, welcher dieselbe 

 ohne grosse Hülfsmittel und ohne die Aufmerksamkeit des Experimentators 

 in Anspruch zu nehmen, in einfacher und zuverlässiger Weise besorgt, nicht 

 als überflüssig anzusehen. Ich habe einen solchen in diesem Archiv 1885 

 S. 400 beschrieben. Da ich ihn aber bei weiterem Arbeiten mit demselben 

 wesentlich umgestaltet und verbessert habe, so will ich die neue Form, 

 welche er nunmehr erhalten hat, hier nochmals beschreiben und über einige 

 mit ihm angestellte Versuche berichten. 



Fig. 1 stellt den Apparat im Ganzen, Fig. 2 den wesentlichsten Theil 

 desselben in grösserem Maassstabe im Durchschnitt dar. Er besteht aus 

 dem kleinen Motor M, der Luftpumpe L und der Yentilvorrichtung V. Der 

 Motor, welcher durch den Luftdruck in Bewegung gesetzt wird, hat nur 

 den Zweck, die Yentile in regelmässiger Weise so zu stellen, dass den 

 Lungen abwechselnd Athmungsluft zugeführt bez. dieselben mit der äusseren 

 Luft in Verbindung gesetzt oder von ihr abgesperrt werden. 



Die Luftpumpe L ist eine Doppelpumpe und besteht aus zwei, in das- 

 selbe Gehäuse eingeschlossenen Bunsen'schen Wasserstrahlpumpen, deren 

 Luftströme aber völlig von einander getrennt sind. Die eine dieser Pumpen 

 saugt Luft durch den Rohrstutzen A an und treibt dieselbe durch den 

 Stutzen C aus. Der Druck, unter dem dies geschieht, kann durch den 

 Hahn h innerhalb gewisser Grenzen regulirt werden. 



Durch die Wirkung dieser Pumpe wird die Luft in dem Hohlraum 

 von M verdünnt. In Folge dessen drückt die atmosphaerische Luft den 

 oberen nachgiebigen Boden von M nach innen. Dieser Boden wird nämlich 



