Über künstliche Athmung. 67 



diesem Pendel kann mau das Spiel des Apparates so regeln, dass zwischen 

 3 und 30 Schwingungen in einer Minute ausgeführt werden. 



Mit jedem Auf- und Niedergänge der Stange S 1 S 2 wird auch die Ventil- 

 vorrichtung V in Bewegung gesetzt. Dieselbe besteht aus dem Cylinder C, 

 welcher innerhalb eines Rohres, in dem er mit leichter Reibung beweglich 

 ist, auf und nieder gleitet. Seine Bewegungen sind durch zwei, am oberen 

 und unteren Rohrende eingelassene, nach innen vorragende Stifte begrenzt, 

 so dass der Cylinder innerhalb des Rohres, ähnlich der Schiebersteuerung 

 einer Dampfmaschine hin und hergeht, wobei er in seinen Grenzlagen immer 

 zeitweise still steht. In den Cylindermantel sind zwei Rinnen eingedreht. 

 Bei der einen Stellung des Cylinders, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, ver- 

 mittelt die untere dieser Rinnen die Verbindung zwischen den Röhren R i 

 und R. 2 ; die Röhren R s und R i dagegen sind abgesperrt. Wird C ge- 

 hoben, so werden R l und R 2 abgesperrt, wogegen R 3 und R^ in Verbin- 

 dung gesetzt werden. Die Uebertragung der Bewegung von 8 auf C wird 

 durch die Stellschraube s 2 und die Spiralfedern sp 2 und sp 3 vermittelt. 



Soll der Apparat in Gang gesetzt werden, so verbindet man die 

 Röhren R 2 und R 4 durch Gummischläuche mit der Trachealcanüle und 

 eine der Röhren R l oder R 3 mit der Pumpe. In unserer Fig. 1 ist die 

 Verbindung mit der Röhre C für comprimirte Luft dargestellt. Die zwischen- 

 geschaltete Flasche F sorgt dafür, dass etwa übertretendes Wasser in ihr 

 zurückbleibt. Diese Vorsicht ist zwar in der Regel überflüssig, aber doch 

 der Sicherheit wegen zu empfehlen. Ausserdem sorgt eine solche Flasche, 

 weil in ihr immer ein Vorrath von comprimirter Luft enthalten ist, für 

 gleichmässigere Wirkung des Apparates. Auch kann man mit ihr ein 

 Manometer verbinden, um den Druck der Luft zu kennen, welcher auf 

 die Lunge wirkt. 



In dem hier dargestellten Falle würde die Arbeit des Apparates sich 

 in folgender Weise gestalten. Die in L comprimirte Luft gelangt durch 

 F 1 R l und R 2 zur Lunge; da Ä 4 abgesperrt ist, wird die Lunge aufge- 

 blasen. Kurz darauf wird R 2 abgesperrt, i£ 4 geöffnet, und die Lungenluft 

 entweicht durch R 4 und R s , Dieses Spiel wiederholt sich je nach der 

 Einstellung der Gewichte am Pendel schneller oder langsamer; der Druck 

 der Luft kann durch Stellung des Hahnes h geregelt werden. 



Verbindet man dagegen die Flasche F statt mit C mit V, so wirkt die 

 Pumpe ansaugend auf die Lungenluft; bei der unteren Stellung des Ventils 

 wird die Lungenluft verdünnt und so viel Luft aus ihr abgesogen, als die 

 Elasticität der Thoraxwandungen gestattet; geht dann das Ventil in die 

 Höhe, so tritt durch die Röhren R z R i atmosphaerische Luft in die Lunge ein. 



Endlich kann man beides verbinden, indem man die Flasche F in 

 Verbindung mit C lässt, aber gleichzeitig eine Verbindung zwischen V und 



5* 



