68 J. Rosenthal: 



der Röhre R. 3 herstellt. In diesem Falle dringt bei der unteren Stellung 

 des Ventils comprimirte Luft in die Lunge ein, und bei der oberen 

 Stellung des Ventils wird die Lunge mit einem Raum verbunden, in 

 welchem ein negativer Druck herrscht. Die Ausgiebigkeit des Luftwechsels 

 ist somit eine viel grössere. 



In allen Fällen ist dafür gesorgt, dass die aus der Lunge stammende 

 Luft nicht wieder in dieselbe zurückgelangen kann. Denn die beiden in 

 L befindlichen Wasserstrahlpumpen sind vollkommen von einander getrennt. 

 Die aus Centweichende comprimirte Luft wird durch Ä angesogen; sie hat 

 vorher zur Bewegung der Ventile gedient und wird durch Zimmerluft er- 

 setzt, welche bei dem Spiel des oberen Ventils v l durch R 5 R 6 stossweise 

 nachrückt. Die durch v angezogene Luft aber entweicht unbenutzt aus L. 



Damit der Apparat richtig functionire, muss die Lunge luftdicht mit 

 der Ventilationsvorrichtuug verbunden sein. Das geschieht durch die in 

 die Trachea eingebundene Canüle c. Diese Canüle ist aber oben mit einer 

 Seitenöffnung o versehen, welche durch einen Hahn abgeschlossen ist. Oeffnet 

 man diese, so steht die Lunge mit der Zimmerluft in Verbindung, und 

 das Spiel des Apparates wirkt nicht auf dieselbe. 



Soll statt atmosphaerischer Luft ein anderes Gas geathmet werden, so 

 benutzt man die Luftpumpe L (oder statt ihrer irgend eine andere, ge- 

 nügend kräftige Wasserstrahlpumpe) nur zur Bewegung der Ventil Vorrich- 

 tung und verbindet die Röhre R 1 mit dem das Gas enthaltenden Gaso- 

 meter, aus welchem es dann unter passendem Druck in die Lunge gelangt, 

 sobald das Ventil die untere Stellung einnimmt, während die Ausathmungs- 

 luft durch R^ R 3 entweicht, sobald das Ventil in die obere Stellung gelangt. 

 Soll aber die Ausathmungsluft aufgefangen werden, so verbindet man R 3 

 mit einem Gasometer. Als solches empfiehlt es sich eine tubulirte, mit 

 concentrirter Salzlösung gefüllte Flasche zu verwenden (eine sogenannte 

 Mohr' sehe Flasche), aus welcher die Salzlösung durch eine zweimal 

 rechtwinkelig gebogene Glasröhre abfliesst, durch deren Drehung man den 

 Druck in der Flasche sehr genau reguliren kann. 



Der Apparat 1 wirkt, wenn er einmal in Gang gesetzt ist, sehr regel- 

 mässig viele Stunden lang und bedarf gar keiner Aufsicht. Der Wasser- 

 verbrauch ist ein geringer und die Pumpen sind so eingerichtet, dass sie 

 keinen starken Wasserdruck erfordern. Ich habe den Apparat bei den ver- 

 schiedensten Versuchen über Athmung, Blutdruck u. s. w. in der Vorlesung 

 und im Laboratorium benutzt; ich habe z. B. bei curarisirten Kaninchen 

 viele Stunden lang die künstliche Athmung mit ihm unterhalten. Ich 



1 Derselbe kann, mit oder ohne Doppelpumpe, von dem Mechaniker des Er- 

 langer physiologischen Instituts, Hrn. Richard Hennig, bezogen werden. 



