92 A. GrÜRBEB: 



worauf der Rückstand wieder in die Reibschale kommt und obige Behand- 

 lung wieder von Neuem beginnt. Dies wird so lange wiederholt, bis keine 

 Blutkörperchen sich mehr in der abgepressten Flüssigkeit zeigen. Ebenso 

 wenig dürfen sie in dem Rückstand zu finden sein. Alle Flüssigkeiten 

 werden nunmehr vereinigt, gemessen, und es kann die Zählung der Blut- 

 körperchen in denselben beginnen. Dazu müssen sie aber ganz gleichmässig 

 vertheilt sein, und das kann nur durch eine mechanische Vorrichtung ge- 

 schehen, da sie ja durch ihre grössere Schwere fortwährend zu Boden ge- 

 zogen werden. Schütteln genügt dazu nicht, weil man nicht gleichmässig 

 schüttelt und weil man, um eine Probe zum Zählen zu entnehmen, mit 

 Schütteln aufhören müsste. Ich bediente mich folgenden Apparates: In 

 den Boden eines etwa 1100 Ccm fassenden hohen Glascylinders , ist ein 

 Metalllager zur Aufnahme des Zapfens einer Welle eingelassen. Diese Welle 

 trägt vier kreuz weis gestellte Metallflügel und läuft oben in dem Loch einer 

 Messingscheibe, welche den Cylinder verschliesst. Die Metallflügel haben 

 zwei Drittel der Höhe des Cylinders und sind von einer Menge grosser 

 Löcher durchbohrt. Zwei derselben bestreichen fast die Wand des Cylinders, 

 stehen aber einen Centimeter von der Welle ab, während die anderen zwei 

 der Welle ganz anliegen, von der Cylinderwand hingegen anderthalb Centi- 

 meter entfernt sind. Unten sind die Flügel in einer Richtung etwas auf., 

 gekrümmt, so dass die unterste Flüssigkeitsschicht beim Schwingen vom 

 Boden aufgehoben und mitgeschüttelt wird. Es bleibt auf diese Weise 

 kein Theil der Flüssigkeit unbewegt und doch hat dieselbe überall die 

 Möglichkeit, auszuweichen und wird nicht einfach im Kreise herumgewirbelt. 

 Das Drehen des Apparates wird durch einen Wassermotor besorgt, dessen 

 Transmission durch einen Schnurlauf mit einer Rolle verbunden wird, die 

 am oberen Ende der Welle angebracht ist. Es kam nun darauf an, dem 

 Apparate Zahlproben zu entnehmen, ohne die Rotation zu unterbrechen. 

 Zu diesem Zwecke war in der Höhe von 5 cm die Wandung des Glas- 

 cylinders durchbohrt und ein Röhrchen in dieselbe eingeschmolzen, aus 

 dem die Flüssigkeit tropfenweise ausfliessen konnte. Sobald der Apparat 

 rotirte, wurden die Tropfen in Intervallen gezählt, bis eine Reihenfolge 

 gleicher Zahlen in den aufeinander folgenden Tropfen ergab, dass die 

 Mischung nunmehr eine gleichmässige sei. Dies trat gewöhnlich nach 

 zwanzig Minuten ein. Die folgende Tabelle giebt nun eine Uebersicht über 

 die Resultate einer Reihe von Bestimmungen, die auf diese Weise ausge- 

 führt wurden. 



Die erste Spalte ergiebt die Zahl der Blutkörperchen, welche in einem 

 Tropfen Blutes gefunden worden, das den Fröschen entnommen wurde, 

 bevor sie in den Apparat kamen, die letzte Spalte die mit Hülfe des Appa- 

 rates vermittelte Gesammtzahl. 



