VEKHANDL. D. B.EEL. PHYSIOL. GrESELLSCH. — ZlJNTZ. — LüEWY. 167 



die Communication mit der Exspirationsluftleituug und ebenso die mit der Aus- 

 flussspitze durch Quetschhähne geschlossen und dafür die durch ein T-Rohr 

 vermittelte bisher abgeklemmte Verbindung der unteren Bürettenöffnung mit dem 

 bei der Hempel'schen Gasanalyse gebräuchlichen Niveaurohr hergestellt. In- 

 dem man letzteres so hält, dass der Wasserspisgel in ihm mit dem in der 

 Bürette in einer Horizontalen liegt, stellt man das Gas genau unter den gerade 

 vorhandenen Atmosphaerendruck und liest dabei seinen Stand an der Theilung 

 der Bürette ab. Um sich bei dieser Ablesung gegen die nicht unbedenklichen 

 Parallaxenfehler zu schützen, befestigt man etwa 1 cm hinter dem unteren Theile 

 der Bürette ihr parallel einen langen und nur etwa 1 cm breiten Glasspiegel. 

 Bei der Ablesung müssen sich in diesem Spiegel die Bilder der zwei Flüssig- 

 keitsmenisken und des beobachtenden Auges vollkommen decken. Der Ablesungs- 

 fehler erreicht so kaum • 02 Cem . Jetzt wird eine bisher durch eine Klemme 

 verschlossene capillare Leitung, welche vom oberen Ende der Bürette zu einer 

 mit starker Kalilauge gefüllten Hempel'schen Absorptionspipette führt, geöffnet 

 und das Gas in letztere durch Hebung des Niveaurohres übergetrieben. Nach 

 weniger als 1 Minute ist die C0 2 absorbirt, das Gas wird in die Bürette zurück- 

 gesaugt und auf's Neue sein Volum abgelesen. Das Fehlende ist Kohlensäure. 

 In die eben benutzte Leitung nach der Kalipipette ist ein T-ßohr mit Klemme 

 eingeschaltet, durch dasselbe wird jetzt die Gasprobe in eine zweite Absorptions- 

 pipette getrieben, welche mit Phosphorstangen gefüllt ist. Hier erfolgt binnen 

 5 bis 6 Minuten vollkommene Absorption des Sauerstoffes, dessen Menge dann 

 durch eine letzte Ablesung in der Gasbürette ermittelt wird. Während der 

 Zeit aber, welche das Gas in der Phosphorpipette zubringen muss, kann die 

 Bürette bei fortdauernder Athmung des Versuchsindividuums durch bie Gasuhr 

 mit einer neuen Probe Exspirationsluft gefüllt, diese abgelesen und in die Kali- 

 pipette übergefüllt werden. So lässt sich, mit Hülfe dieser einfachen Vorrich- 

 tung, durch längere Zeit ein fast continuirliches Bild aller wesentlichen Factoren 

 des Eespirationsprocesses gewinnen. 



Unbedingt erforderlich ist Constanz der Temperatur im Untersuchungsraum 

 während der 8 bis 10 Minuten, welche von der ersten bis zur letzten Ablesung 

 einer Analyse verfliessen. Eine Aenderung der Temperatur um 1°C, die aller- 

 dings nur unter ganz abnormen Verhältnissen vorkommen dürfte, würde die 

 Analyse um +0-36 Procent fälschen. Man schliesse daher längere Zeit vor 

 dem Beginne des Versuchs alle Thüren, lasse Menschen und andere Wärme 

 ausstrahlende Objecte ihren Ort in der Nähe des Apparates nicht wechseln u. s. w. 

 Selbstverständlich muss man sich öfter von der Dichtigkeit der Leitungen und 

 von dem guten Functioniren des Absorptionsmittels überzeugen; das geschieht 

 am einfachsten durch Ausführung von Analysen der atmosphaerischen Luft. 



Die beschriebene Vorrichtung ist bei recht grosser Genauigkeit einfach 

 genug, um sich zu klinischen Studien des Respirationsprocesses zu empfehlen. 



2. Hr. Dr. Loewy (a. G.) hält den angekündigten Vortrag: Ueber den 

 Einfluss salinischer Abführmitttel auf den Gaswechsel des Men- 

 schen. Ueber die Frage, inwieweit die Arbeit des Verdauungsapparates die 

 nach Nahrungsaufnahme eintretende Steigerung des respiratorischen Stoffwechsels 

 bedingt, herrscht noch keine Einhelligkeit. Ich unternahm es daher, diese 

 Frage, die durch Versuche von v. Mering und Zuntz angeregt und von ihnen 

 im positiven Sinne entschieden wurde, einer Untersuchung am Menschen selbst 



