260 Jos. Katzenstein: 



Aequilibrung das Laufgewicht L, durch ein feines Schraubengewinde ver- 

 stellbar. Der vordere Arm wird von einem Strohhalm gebildet, welcher 

 einen mehrere Millimeter breiten, papierdünn geschabten Streifen einer 

 Federpose trägt. Das zugespitzte, freie Ende des Streifens wird mit einer 

 warmen Nadel umgebogen und lässt sich mit äusserst geringer Reibung 

 an die berusste Trommel anlegen, auf welcher sie eine zarte Spur zu- 

 rücklässt. 



Die beiden Hinterbeine des schwach curarisirten Frosches werden in 

 gestreckter Stellung und mit zurückgeschlagenen Pfoten bis zu der Höhe 

 des Beckens in eine weite Glasröhre li geschoben, von welcher man zweck- 

 mässig mehrere Grössen vorräthig hat. Die Ränder der Röhre dürfen 

 keinen Druck auf die Schenkelmusculatur ausüben, aber auch nicht zu 

 weit von ihr abstehen, weil sonst der luftdichte Abschluss erschwert wird. 

 Derselbe wird bewerkstelligt durch einen dünnwandigen Kautschukschlauch 

 von etwas geringerer Weite als das Rohr li, von welchem ein 2 bis 3 cm 

 langes Stück Anfangs ganz auf das Rohr geschoben, später aber, nach 

 Einbringung des Thieres soweit über den Rand vorgestossen wird, dass die 

 Haut des Thieres ringsherum berührt wird. Auf diesen Theil der Vorbereitung 

 muss grosse Sorgfalt verwendet werden. Ein sehr geringer Druck von 

 Seiten des Kautschukschlauches genügt schon, um die Circulatiun in den 

 Beinen zum Stillstand zu bringen, während bei ungenügender Berührung, 

 sowie durch Falten der Froschhaut der Abschluss leicht undicht werden 

 kann und in Folge dessen eine Uebertragung der Volumschwankungen auf 

 den Kolben unterbleibt. Es bedarf übrigens nur kurzer Uebung, um die 

 angedeuteten Fehler zu vermeiden, so dass schliesslich der Versuch an 

 jedem Thiere ohne Ausnahme gelingt. Der Froschbehälter R trägt ferner 

 einen weiten Tubulus zur Aufnahme eines Thermometers und verschmäch- 

 tigt sich dann zu einer feinen Glasröhre, welche durch einen engen Kaut- 

 schukschlauch nebst T-Rohr mit dem Kolbenraume communicirt. Das 

 Querstück des T -Rohres wird erst unmittelbar vor dem Versuch, wenn die 

 Lagerung des Thieres endgültig erledigt ist, durch eine Pravaz'sche Spritze 

 geschlossen. Ebenso wird sofort nach Beendigung des Versuches hier der 

 Luftraum wieder geöffnet, weil sonst der empfindliche Schreibapparat durch 

 kleine Verschiebungen des Thieres schon in heftige Bewegung geräth. Die 

 Spritze dient dazu, den Schreibhebel rasch auf eine beliebige Abscisse, ins- 

 besondere auf die horizontale Lage einzustellen. 



Die Dimensionen meines Apparates sind derartig bemessen, dass bei 

 löfacher Vergrösserung der Kolbenbewegungen 1 mm der Curvenordinaten 

 einer Volumenänderung von 3-15 cbm entspricht, in den Grenzen, innerhalb 

 welcher sie den Kolbenbewegungen proportional gesetzt werden dürfen. Da 

 der Apparat gewissermaassen ein legistrirendes Luftthermometer darstellt, 



