AbSOKPTIONS VERHÄLTNISSE VEllSCHIEDENEß HäEMOGLOBINE. 269 



der Wasserstoffdurckleitung sind natürlich die Hähne a und b geschlossen, 

 c aber, durch dessen weite Bohrung der Katheter eingeführt wird, geöffnet). 

 Das Volumen des Seitenrohres rechts vom Hahn c sammt der Hahnbohrung 

 war durch Wägen mit Quecksilber genau bestimmt; ebenso das Volumen 

 des links vom Hahn c und unter dem Hahn b befindlichen Theils des 

 Absorptiumeters; der Werth der Eintheilung des Rohres war durch Calibriren 

 festgestellt. 



Nach der Einfüllung der reducirten Haemoglobinlösung wurde auf eine 

 bestimmte Stelle, etwas unter der Mitte des Absorptiometerrohres , eine 

 eiserne Rolle ff unbeweglich festgesetzt. Bei der nachher zu beschreibenden 

 Drehung des Rohres glitt diese Rolle in der nach ihr geschliffenen Klam- 

 mer e; an der Rolle wurden die Schnüre befestigt, mittelst deren die 

 Drehung bewerkstelligt wurde. — Jetzt wurde das Absorptiometer durch 

 den Schliff h mit der Ha gen 'sehen Luftpumpe verbunden, die Hähne a 

 und b geöffnet (c blieb natürlich geschlossen) und das offene untere Ende 

 des Absorptionieterrohres in das mit Quecksilber gefüllte Glasgefäss g hinein- 

 gesetzt. Der ganze Apparat wurde so luftleer gemacht, wobei man natür- 

 lich Sorge dafür trug, dass das Gefäss g stets mit Quecksilber gefüllt blieb. 

 Jetzt wurde auch der Hahn c geöffnet und der Wasserstoff ausgepumpt. 

 Die letzten Mengen des in der Flüssigkeit absorbirten Gases lassen sich 

 nur so entfernen, dass man mit der rechten Hand das Absorptiometer dicht 

 unter dem Hahn h (an der kugeligen Erweiterung) fasst, während man 

 mit der linken Hand den Schliff der Luftpumpe, worin h steckt, stützt. 

 Indem man jetzt das Absorptiometer fest in den oben genannten Schliff 

 hineindrückt, dreht man ihn rasch hin und her um seine Längsaxe; die 

 Flüssigkeit in der Kugel d wird hierbei aufs Heftigste geschüttelt und es 

 wird dadurch etwas Gas frei, das sich im Absorptiometer verbreitet und 

 nachher ausgepumpt wird. Während dieser Operation, die mehrmals wiederholt 

 werden muss, sind zweckmässig die Hähne b und c offen, a aber geschlossen. 

 Während des folgenden Auspumpens muss natürlich auch a offen sein. Im 

 Allgemeinen regulirt man das Aufkochen der Flüssigkeit während des Aus- 

 pumpens durch den Hahn a und sucht die beiden wichtigen Hähne b und c 

 so wenig wie möglich zu gebrauchen, um sie nicht vor dem eigentlichen 

 Versuche abzunutzen, da auch die genaueste Einfettung durch vieles Drehen 

 bald beschädigt werden kann. Es ist dies der eine Zweck des Hahnes a 

 (der bei der ursprünglichen Construction des Absorptiometers fehlte); der 

 zweite ist, dass dadurch nach dem Auspumpen ein Vacuum auch oberhalb 

 des das eigentliche Instrument abschliessenden Hahnes b entsteht, wodurch 

 das Eindringen der äusseren Luft vollständig ausgeschlossen wird. 



Nach dem eben beschriebenen Schütteln und Auspumpen blieb das 

 Absorptiometer die Nacht über unverrückt stehen; am folgenden Tage wurde 



