270 Severin Jolin: 



es auf's Keue geschüttelt und ausgepumpt, um die letzten Spuren des ab- 

 sorbirten Gases auszutreiben, was mit der Luftpumpe leicht zu controliren 

 ist. Ist die Luftleere, so weit möglich, erreicht (und man kann mit der 

 Hagen 'sehen Pumpe bis zu einem Drucke von nur einigen Hunderttheilen 

 eines Millimeters Hg ohne grosse Schwierigkeit herabgehen), so werden alle 

 drei Hähne, a, b und c, geschlossen, das Absorptiometer von der Luftpumpe 

 getrennt und in einen geeigneten Halter hh (Fig. 2) eingesetzt, wobei man 

 natürlich Sorge dafür tragen muss, dass das untere Ende des Absorptio- 

 meters nicht aus dem Glase k herausgehoben wird. Der Halter hh trägt 

 auf einer eisernen Platte dieses Glas, welches durch Seitenstützen (die in 

 der Figur nicht gezeichnet sind) vor dem Herabgleiten geschützt wird ; das 

 Absorptiometerrohr selbst wird mittelst der vorher genannten eisernen 

 Rolle /" von der auf dem Halter befestigten Klammer / (Fig. 2) so gehalten, 

 dass es sich leicht darin um seine Axe drehen kann ohne gegen den Boden 

 des Glases niederfallen zu können; ausserdem dient die lose angezogene 

 Klammer m als Führer. Der Halter hh endigt unten mit einem Zapfen i. 

 An der Rolle werden auch jetzt die beiden ledernen Schnüre befestigt, 

 welche das nachher zu beschreibende Schütteln des Absorptiometers zu be- 

 wirken haben. 



In dem luftleeren Absorptiometer wird jetzt durch das Quecksilber 

 mittelst einer capillaren Zuleitungsröhre eine beliebige Menge des Gases, 

 womit man zu experimentiren wünscht, eingeführt, wobei man dafür Sorge 

 trägt, dass diese Gasmenge mit Wasserdampf gesättigt ist. Um die Quan- 

 tität des eingeführten Gases messen zu können, transportirt man jetzt den 

 Halter mit dem Absorptiometer in den Wasserkasten AAA (Fig. 2) herüber, 

 wo nachher sämmtliche Beobachtungen ausgeführt werden. 



Die Höhe des cylindrischen gusseisernen Wasserkastens ist etwas über 

 ein Meter und sein Durchmesser etwa 40 cm . In der Wand des Kastens ist 

 der ganzen Höhe nach ein etwa 10 cm breites Glasfenster angebracht, um 

 die Ablesung der in dem Kasten befindlichen Apparate zu ermöglichen. 

 Der Boden des Kastens ist mit zwei Hähnen x und ?/ versehen. Durch 

 den einen kann der Kasten nach Belieben in Verbindung mit der Wasser- 

 leitung oder mit einem Abflussrohre gesetzt werden; durch den anderen 

 kann von einem Behälter warmes Wasser hineingeleitet werden. An der 

 Fig. 2 bezeichnet die punktirte Linie zz den Stand des Wassers im Kasten 

 während der Versuche. 



Der Halter hh steckt mit seinem Zapfen i in einer passenden Vertiefung 

 im Boden des Wasserkastens und wird noch am oberen Rande desselben 

 mit der in der Figur angedeuteten Klammer s so festgeschraubt, dass das 

 Absorptiometerrohr eine möglichst genau verticale Stellung erhält; der 



