272 Severin Jolin: 



Derselbe Halter trägt noch das Thermometer d. Die für Erhaltung einer 

 gleichmässigen Temperatur nothwendige Durchmischung des Wassers wird 

 durch einen in der Führung / sich bewegenden Umrührer ee mit halb- 

 mondförmiger Platte bewirkt. 



Der Druck im Absorptiometer wird natürlich aus der beobachteten 

 Höhendifferenz der Queksilbersäulen im Barometer und Absorptiometer be- 

 rechnet. Da die beiden Apparate aber nicht in dasselbe Quecksilber- 

 gefäss hineintauchen, so wäre es doch nothwendig, immer auch den Stand 

 der Quecksüberoberfiäche in jedem Glase zu bestimmen, um die wirkliche 

 Länge der Quecksilbersäulen kennen zu lernen. Diese zeitraubenden und 

 mit vielen Schwierigkeiten verbundenen Beobachtungen kann man aber ganz 

 umgehen durch Anwendung eines von Bohr ersonnenen, ebenso einfachen 

 wie sinnreichen Verfahrens. Wenn nämlich das Absorptiometer im Wasser- 

 kasten befestigt worden ist, wobei sein Quecksilberglas sich neben dem 

 des Barometers befindet, wird ein meterlanges, beiderseits offenes, gabel- 

 förmiges Glasrohr c, dessen Form aus der Fig. 2 ersichtlich ist, während 

 dessen oberes Ende mit dem Zeigefinger verschlossen ist, so mit der Gabel 

 nach unten in den Wasserkasten niedergestreckt, dass der eine Zweig der 

 Gabel im Glas k, der andere im Glas u untertaucht. Da das obere 

 Ende des Rohres während des Einsenkens in's Wasser geschlossen ist, 

 drängt sich nur eine kleine Wassersäule in's Rohr hinein; nachdem das 

 Gabelrohr an seinem Platze angebracht ist, wird der Finger vom oberen 

 Ende entfernt, worauf der auf der Quecksilberoberfläche in k und u 

 lastende Wasserdruck das Quecksilber bis über die Gabeltheilung des Rohres 

 hinauftreibt; hierdurch ist eine heberförmige Communication zwischen dem 

 Quecksilber in den zwei Gefässen u und k zu Stande gebracht, und das 

 Quecksilber hat also in beiden Gefässen absolut gleiche Höhe. Wenn der 

 Absorptiometer entfernt und also die Communication abgebrochen werden 

 soll, braucht man nur die Gabel aus dem Quecksilber heraufzuziehen. 



Die Temperatur des Wassers im Kasten wurde mit Hülfe des Thermo- 

 meters d bestimmt. Der Nullpunkt desselben war vorher controlirt. Durch 

 Yergleichung des Thermometers mit einem von dem internationalen Bureau 

 des Poids et Mesures zu Paris bezogenen Normalthermometer wurde die 

 den directen Temperaturablesungen hinzuzufügende Correctur ermittelt. Sie 

 betrug für die hier in Betracht kommenden Temperaturen — 0»44°, war 

 also gar nicht unbedeutend. 



Nachdem das Absorptiometer im Wasserkasten eingesetzt, das Gabel- 

 rohr gehörig placirt und das Wasser umgerührt war, wurden die Ablesungen 

 vorgenommen. Sie geschahen immer mit Hülfe eines vor dem Glasfenster 

 des Wasserkastens aufgestellten Kathetometers, welches vom übrigen Ge- 

 bäude völlig isolirt auf einer im Boden des Erdgeschosses eingemauerten 



