Absorptionsverhältmisse verschiedener Haemoglobine. 273 



Säule ruhte. Bei jeder Ablesung der Höhe der Quecksilbersäuleu im Baro- 

 meter- und Absorptiometerrohre wurde auch die Höhe beider Menisken 

 gemessen, um für die capillare Depression (nach der Tabelle von Men- 

 delejeff) corrigiren zu können. Uebrigens wurde natürlich bei den Be- 

 rechnungen der Drucke sowohl für die Temperatur der Quecksilbersäulen 

 und die Tension des Wasserdampfes im Absorptiometer, als auch für die 

 Ausdehnung des Kathetometers (wegen deren bei jeder Ablesung auch die 

 Zimmertemperatur beobachtet wurde) corrigirt. Bei den Berechnungen der 

 Volumina, nach Ablesung des mit der Kuppe der Quecksilbersäule corre- 

 spondirenden Theilstriches des Absorptiometerrohres, wurde auch Rücksicht 

 auf die Ausdehnung des Glases genommen. Diese Correctionen waren 

 übrigens im Allgemeinen nicht sehr wechselnd, weil die Temperatur des 

 Wassers im Kasten bei sämmtlichen Versuchen nur innerhalb einiger Grade 

 schwankte. 



Nachdem also die Ablesungen, die nöthig waren, um die im Absorptio- 

 meter eingeführte Gasmenge genau berechnen zu können, ausgeführt worden 

 waren, wurde der Hahn c (Fig. 1) geöffnet. Hierbei stieg natürlich das 

 Quecksilber im Absorptiometerrohr bedeutend, da das eingeschlossene Gas 

 sich jetzt auch in den leeren Raum der Kugel verbreitete und auch theil- 

 weise von der Blutfarbstofflösung absorbirt wurde. Um diese Absorption so 

 vollkommen als möglich zu bewirken, wurde die Flüssigkeit mit dem Gase 

 so lange heftig zusammengeschüttelt bis eine Steigung der Quecksilbersäule 

 nicht mehr beobachtet werden konnte. Es waren hierzu im Allgemeinen 

 15 Minuten mehr als hinreichend. Dieses heftige Zusammenschütteln wurde 

 im Wasserkasten mit Hülfe der oben genannten, an der Rolle / befestigten 

 Schnüre auf folgende Weise bewirkt. Die Schnüre glitten bei n (Fig. 2) jede 

 über ihre am Halter angebrachte Rolle, um sich demnächst über zwei am 

 oberen Rande des Kastens befestigte Rollen o nach aussen zu begeben. 

 Hier war an der einen Schnur p ein Gewicht befestigt, während die andere 

 Schnur q an dem auf der Scheibe z excentrisch angebrachten Knopfe fest- 

 gemacht war. Während die Scheibe z, welche von einem kleinen Gasmotor 

 herumgedreht wurde, eine halbe Drehung machte, zog sie an der Schnur q 

 und drehte dadurch das Absorptiometer um seine verticale Axe ein (durch 

 Einstellung des excentrischen Knopfes zu bestimmendes) Stück nach der 

 einen Seite hin. Während der andere halben Phase der Umdrehung der 

 Scheibe z wurde aber die Schnur q erschlafft, und das an p hängende Ge- 

 wicht zog dann das Absorptiometer rasch nach der anderen Seite hin. In 

 dieser Weise wurde das Schütteln der Flüssigkeit gründlich zu Stande ge- 

 bracht, ohne dass jedoch ein Tröpfchen der Flüssigkeit bis zum Hahne 

 emporspritzte. War das Absorptiometer im Wasserkasten genau eingestellt, 

 so stand die Quecksilbersäule in dessen Rohr während der heftigen Be- 



Archiv f. A. u. Ph. 1889. Physiol. Abthlg. 18 



