274 Sevekin Jolin: 



wegung doch so ruhig, dass man deren durch die Absorption bedingtes, 

 langsames Steigen ganz gut mit dem Fernrohr des Kathetometers verfolgen 

 konnte. Wenn dieses Steigen ganz beendigt war, hörte man mit dem 

 Schütteln auf und nahm die genauen Ablesungen vor. Unmittelbar da- 

 nach wurde der Hahn c wieder geschlossen, die Gabel zuerst und darauf 

 der Halter mit dem Absorptiometer aus dem Wasser aufgenommen, der 

 Absorptiometer mit der Luftpumpe verbunden und alles Gas, was sich 

 aussen vor (in der Fig. 1 links vom) dem Hahne c befand, ausgepumpt. 

 Nachher wurde aufs Neue das Absorptiometer, wie vorher beschrieben, im 

 Wasserkasten placirt, mit dem Barometer in Verbindung gesetzt und der 

 Hahn c geöffnet, wobei natürlich die Quecksilbersäule im Absorptiometer- 

 rohr sank. Nach 15 Minuten Schütteln las man jetzt wie vorher ab und 

 hatte so die nothwendigen Data, um die Absorption bei einem niedrigeren 

 Druck als das erste Mal berechnen zu können. Durch Wiederholung dieses 

 Verfahrens war es also möglich, eine ganze Eeihe von Beobachtungen bei 

 immer sinkenden Drucken zu machen. Man konnte natürlich aber ebenso 

 gut, statt das sich links vom Hahne c befindende Gas auszupumpen, eine 

 neue Menge davon zuleiten, diese Menge bestimmen, schütteln und wieder 

 ablesen. Auf diese Weise wird es möglich, eine Reihe von Bestimmungen 

 bei steigenden Drucken mit derselben Flüssigkeitsmenge zu machen. End- 

 lich kann man ja beide Methoden combiniren und so den Druck, bei wel- 

 chem die Bestimmung gemacht wird, nach Belieben wechseln lassen. 



Für die Berechnung der Resultate ist es, wie leicht einzusehen, noth- 

 wendig, dass man das Volumen der Flüssigkeit im Absorptiometer genau 

 kennt. Nach Beendigung des Versuches wird die Luft daher in das 

 Absorptiometer vorsichtig eingelassen, das Absorptiometerrohr sorgfältig vom 

 Quecksilber gereinigt und zusammen mit der darin vorhandenen Flüssigkeit 

 auf einer grossen, bei der betreffenden Belastung noch halbe Milligramm 

 deutlich anzeigenden Wage gewogen. Dann wird die Flüssigkeit mit Hülfe 

 der Wasserluftpumpe aus dem Absorptiometer gesogen und in eine reine, 

 trockene, mit Glasstöpsel versehene Flasche gefüllt. Was an den Wänden 

 des Apparates noch hängen bleibt, wird durch nochmaliges Ausspülen mit 

 destillirtem Wasser entfernt und weggeworfen, das im Absorptiometer 

 bleibende Wasser endlich mit Hülfe der Quecksilberluftpumpe vollkommen 

 verdampft und das ganz trockene und leere Absorptiometer wieder gewogen. 

 Das Gewicht des Absorptiometers wurde jedesmal so bestimmt, weil es durch 

 verschiedenartige Einfettung der Hähne (bei jeder neuen Versuchsreihe 

 wurde nämlich der Apparat durch Waschen mit Natronlauge, starker Sal- 

 petersäure, Wasser, Alkohol und Aether genau gereinigt und sämmtliche 

 Hähne neu eingefettet) um mehrere Centigramme differiren kann. Man 

 bekommt also das absolute Gewicht der angewandten Blutfarbstofflösung. 



