Die abgestufte Keizung des Herzvagus. 



Von 

 Dr. E. Hüfler. 



(Aus dem physiologischen Institut zu Leipzig.) 

 (Hierzu Taf. IX.) 



Veranlassung zu dem Erwerb der Thatsachen, welche in den folgenden 

 Blättern beschrieben sind, gab mir ein neuer, durch Hrn. Baizar nach 

 den Angaben des Hrn. Prof. C. Ludwig gebauter Stromwähler. Nachdem 

 sich ergeben hatte, dass der Apparat beliebig hohe Muskelzuckungen in 

 regelmässiger Folge zu erzielen vermochte, wünschte ich ihn auf den Herz- 

 vagus anzuwenden. Während der Ausführung des Vorhabens wurde ich 

 mit einer Beihe neuer Erscheinungen bekannt, welche sich auf die Gestalt 

 der Pulscurve, die Folge der Herzschläge und das Zusammenwirken der 

 beiden Nn. vagi bezieht. Ihrer Mittheilung muss ich die Beschreibung des 

 Stromwählers vorausschicken. 



Die Aufgabe, in bestimmten, aber beliebig zu wählenden Zeitabschnitten 

 eine Reihe beliebig starker, aber stets gleicher Inductionsströme herzustellen, 

 schien von vornherein am sichersten durch Oeffnungsschläge lösbar. Denn 

 wenn im Kreise der primären Spirale eines Inductoriums eine Bruchstelle 

 angelegt war, deren Enden aus glatten und harten Metallen bestanden, die, 

 nachdem sie fest in immer gleichem Umfange aufeinander gedrückt waren, 

 plötzlich weit auseinander gezogen werden konnten, so Hess sich erwarten, 

 dass der durch die Unterbrechung des primären Kreises in der secundären 

 Spirale inducirte Strom von immer gleicher Beschaffenheit sein werde, inso- 

 fern der Bau und die Stellung des zweiten Kreises unverändert blieben. 

 Der Gedanke ward folgendermaassen verwirklicht. 



Der Ort, an welchem der primäre Kreis geöffnet und geschlossen 

 werden kann (s. Fig. 1), besteht einerseits aus einem kurzen Platinstift b 



