Tempeeatueeinpluss a. d. Leistungsfähigkeit d. Muskelsubstanz. 67 



heit des isometrischen Princips allerdings wichtigen Punkte haben wir auf 

 Kosten einer anderen Genauigkeit erreicht. Fick lässt die Muskelkraft au 

 dem Spannungshebel durch einen von einem Wirtel sich abrollenden Faden 

 angreifen ; dadurch bleibt die Länge des Hebelarmes absolut constant, aber 

 alle unsere Fäden, welche ausprobirt wurden, wenn sie nicht zu starr zur 

 Abwickelung waren, waren zu dehnbar. Wir haben eine weniger nachgiebige 

 Verbindung eingeführt, welche aber an einem, allerdings nur in sehr ge- 

 ringem Maasse, veränderlichen Hebelarm angreift. Hierdurch muss, theo- 

 retisch betrachtet, die sehr wünschenswerthe Proportionalität zwischen 

 Spannungswerth und ürdinatenlänge der Spannungscurven leiden; thatsäch- 

 lich ist dies aber nur in einem für unsere Zwecke wenig in Betracht 

 kommenden Maasse der Fall. 



Eine zweite Störung der gewünschten Proportionahtät kann in der 

 Dehnungscurve des Kautschuks gelegen sein ; sie wirkt in entgegengesetztem 

 Sinne der ersteren, da die Zunahme der Dehnung der Kautschukstreifen sich 

 grösser zeigte, wie die Gewichtszunahme (Taf. VII, Fig. 22 u. unten S. 114). Die 

 empirische Graduirung, durch welche der Spannungswerth der Ordinatenhöhen 

 jederzeit leicht ermittelt werden kann, wurde folgendermaassen ausgeführt. 

 Der Hubhebel kann durch Aufsetzen eines festen Stückes, welches eine Wag- 

 schale trägt, um b°^ nach hinten verlängert werden: die hier aufgelegten 

 Gewichte sind gleich der Kraft, mit welcher der Muskel an dem mit dem 

 Hubhebel verbundenen Spannuugshebel wirken würde. Bei der empirischen 

 Graduirung der Kautschukfedern spielt die Nachdehnung eine störende Rolle; 

 die Nachdehnung ist aber in hohem Maasse Function der Zeit und kann zur 

 Deformation unserer isometrischen Curven nicht beigetragen haben, da bei 

 schnell vorübergehenden Spannungsänderungen, welche in der gleich zu 

 beschreibenden Weise mit der Hand ausgeführt wurden, der vorherige Null- 

 punkt stets genau wieder erreicht wurde. Für Untersuchungen, bei denen 

 es auf genaue Angabe der absoluten Spannungswerthe ankommt, würden 

 wir dem Kautschuk aber doch stählerne Spiralfedern vorziehen, mit denen 

 wir übrigens eine genügende Anzahl von Experimenten durchgeführt haben 

 um uns davon zu überzeugen, dass unsere Curvenformen in dieser Be- 

 ziehung von Fehlern frei sind; der Grund, weshalb wir uns meistens der 

 Kautschukfedern bedient haben, ist der, dass wir sie uns leicht mit der 

 wünschenswerthen Abstufbarkeit der Elasticitätscoefficienten verschaffen 

 konnten, und dass es uns scheinen wollte, als ob bei ihnen die Schleu- 

 derungen geringer ausfielen, als bei Verwendung von Spiralfedern und von 

 elastischen Stäben nach Art der von Fick verwendeten. 



Allerdings ist es uns auch bei Anwendung von Kautschuckfedern 

 nicht gelungen, die Schleuderung aus den isometrischen Curven soweit zu 

 eliminiren, wie aus den isotonischen; wir haben aber in den Fällen, in 



