Unteesuchüngen über die Athmungsgrösse des Kindes. 69 



2. Ventilapparat und Rohrleitung. 



Bezüglich des Calibers der Leitungsrohre zum Spirometer hielt ich 

 mich genau an die von y. ßecklinghausen für seine Versuche ange- 

 gebenen Grössen. Der Ventilapparat wurde nach dem ursprünglichen ModelP 

 von Mechaniker J. u. A. Bosch-Strassburg hergestellt, und erwies sich ohne 

 jede Modification als für meine Zwecke brauchbar, so dass sich eine weitere 

 Notiz über diesen Theil des Apparates erübrigt. 



Bei einer Reihe von Kindern, besonders bei bestehender Dyspnoe, war 

 die Lufttrockenvorrichtung insufficient, so dass sich das als Exspirations- 

 ventil dienende Grlimmerplättchen mit feinen Tropfen beschlug und schliess- 

 lich au dem Ventilsitze festklebte. Sobald diese Störung eintrat, markirte 

 sie sich sofort dadurch, dass die emporsteigende Spirometerglocke auf der 

 berussten Trommel nicht mehr wie vorher eine sich gegen die vorher- 

 gehende Inspiration scharf abhebende Ordinate zeichnet, sondern eine sich 

 an die Abscisse der Inspiration anschliessende, massig nach abwärts ge- 

 richtete Curve. Für diese Störungen, die nur in den ersten Minuten bei 

 längere Zeit dauernden Untersuchungen eintraten, hielt ich mir mehrere 

 genau gleich gearbeitete Ventile, auf Ventilsitzen mit Coconfäden fertig 

 armirt, in Bereitschaft. Die Störung wurde, um ein durch Behinderung 

 der Exspiration bedingtes Unruhigwerden des Kindes zu vermeiden, sofort 

 dadurch beseitigt, dass das Dach des Ventilhäuschens abgenommen und 

 das feuchte Exspirationsventil ausgewechselt wurde. Diese Manipulation er- 

 forderte bei einiger Geschicklichkeit nur wenige Secunden. Die Beobachtung 

 wurde hierdurch nicht immer unterbrochen, weil die Athmung noch ausser- 

 dem, wie weiter unten hervorgehoben werden wird, auf andere Weise registrirt 

 wurde. Auf dem berussten Papier zeichnete sich die Vornahme des Aus- 

 wechseins des Ventils bis zum Wiederaufsetzen der Deckplatte auf das 

 Ventilhäuschen in Form einer Abscisse ab, deren Länge mit Hülfe des gleich- 

 zeitig registrirenden Chronometers in Rechnung gesetzt werden konnte. 



3. Das Spirometer und die Registrirung. 



Die Grösse des Spirometers wurde so gewählt, dass das kleinste beim 

 Kinde zu erwartende Exspirationsluftvolumen, d. h. eine Vermehrung der 

 Spirometerluft um 20 '^<=™, noch eine leicht messbare Ordinate auf der be- 

 russten rotirenden Trommel ergab, während andererseits bei vertiefter 

 Athmung, wobei mit Respirationen von 500 bis 700 •=•="' im Durchschnitt zu 

 rechnen ist, das Spirometer wenigstens ausreichend sein musste, um mehrere 



1 Pflü^er's Archiv. Bd. LXII. S. 459. 



