70 KoNRAD Geegoe: 



Exspirationen nach einander ohne Unterbrechung zu registriren. Ich liess 

 mir daher nach dem v. Kecklinghausen'schen Modell ein Spirometer 

 von genau doppelt so grossem Cubikinhalt anfertigen, dessen (cylindrische) 

 Glocke bei einer Bodenfläche von 200 ^'"^ eine Exspiration von 20'='^'" in 

 der Form einer Ordinate von 1 ™™ Länge, einen Athemzug von 1 Liter 

 Volumen als eine Ordinate von 5 "^ u. s. w. zeichnete. Steht ein grösseres 

 Kymographion zur Verfügung, so lässt sich mit diesem Spirometer eine 

 ununterbrochene Respirationsmessung während der Dauer einer Minute 

 auch beim Erwachsenen bequem ausführen. Für meine Untersuchungen 

 an Kindern erwies sich das im Besitz der Klinik befindliche Kymographion 

 als ausreichend gross, dessen rotirende Trommel das Beschreiben einer 

 Papierfläche von 18''"' Höhe und 180 ''^ Länge gestattet. Ich liess die 

 Trommel gewöhnlich so langsam gehen, dass das berusste Papier in einer 

 Minute eine Distanz von etwa 10°™ durchlief; auf diese Weise konnte ich 

 die Untersuchungszeit auf etwa 20 Minuten ausdehnen, ohne den Versuch 

 wegen Wechsels des beschriebenen Papierstreifens unterbrechen zu müssen. 

 Das Uhrwerk lief zwar bei dieser langsamen Gangart nicht ganz gleich- 

 massig, doch war dieser Umstand für mich belanglos, da ich die Zeit mit 

 einer Präcisionsuhr ^ registrirte. 



Der das Emporsteigen der Spirometerglocke in Form von Ordinaten 

 anzeichnende Schreibhebel konnte vom oberen Rande des Papieres nach 

 unten einen Raum von etwa 150 bis ITO'"'" durchlaufen, da ein schmaler 

 Streifen des Papieres oben für die Registrirung von Zeit und Athmungs- 

 frequenz reservirt werden musste. Sobald sich der Schreibhebel dem unteren 

 Papierrande näherte, wurde für einige Secunden die Exspirationsluft mit 

 Umgehung des Spirometers direct nach aussen geleitet und die Spirometer- 

 glocke durch ein sich von selbst aufsetzendes Uebergewicht herabgedrückt 

 und dadurch gleichzeitig ihres Luftgehaltes entledigt. Während des Herunter- 

 sinkens der Glocke verflossen höchstens 3 Secunden; unmittelbar darauf 

 wurde das Spirometer durch eine Drehung am Dreiweghahn wieder in den 

 Exspirationsluftstrom eingeschaltet und die Registrirung fortgesetzt. 



Diesen zum Zwecke der Entleerung des Spirometers unvermeidlichen 

 Unterbrechungen in der Messung der Exspirationen suchte ich dadurch zu 

 begegnen, dass ich gleichzeitig auch die Frequenz der Athmung aufschrieb. 

 Dies wurde in der üblichen Weise durch Uebertragung der Thoraxerweiterung 

 bezw. -Verengerung — in besonderen Fällen derjenigen der Bauchdecken oder 

 auch beider in zwei getrennten Curven — auf elastische, an den Körper 

 durch Gurte befestigte, Kautschukbälle bewerkstelligt, deren Compressionen 

 durch Vermittelung Marey 'scher Trommeln oder Hürt hie 'scher Recorder 



^ Von üniversitätsmeclianiker Runne in Heidelberg. 



