Unteesuchungen übee die Athmungsgeösse des Kindes. 71 



auf der berussten Trommel mit der Registrirung der Athmungsgrösse 

 isochrone Curven aufzeichneten. 



Nach beendeter Untersuchung wurde die Curve fixirt und jede einzelne 

 Respiration mit Zuhülfen ahme eines Millimetermaasses exact gemessen, 

 ferner die Zeitdauer des Versuches bestimmt und die Frequenz der Athmung 

 aus den betreffenden Curven festgestellt. 



Bezüglich der Aequilibrirung der Spirometerglocke und der Maass- 

 regeln zur Verminderung der Reibungswiderstände hielt ich mich an die von 

 V. Recklinghausen in extenso mitgetheilte Technik, mit Hülfe deren es 

 mir nach einiger Uebung leicht gelaug, auch bei diesem Spirometer trotz 

 des grösseren Cubusgehaltes der Glocke einen gleichmässigen und leichten 

 Gang der Glocke zu erzielen. Natürlich war es nothwendig, wenn der 

 Apparat einige Tage unbenutzt gestanden hatte, sich vor dem Beginn des 

 Versuches erst von dem tadellosen Functioniren und der Höhe des Steige- 

 druckes des Spirometers zu überzeugen. 



V. Recklinghausen fand bei wiederholten Prüfungen seines Apparates 

 diesbezüglich folgende Werthe: 



Steigedruck des Spirometers. 



Bei einer 



Belastung des 



Gegengewichtes 



mit 



entsprechend 



einem Drucke der 



Exspirationsluft 



von 



betrug die 



Steighöhe 



in der 



Minute 



das in die 



Glocke 



aufgenommene 



Luftvolumen 



Zahl der 

 Beobachtungen 



0'5 E"" 



0-005 <='" Wasser 



17 cm 



1-7 Liter 



1 



1-0 „ 



0-01 „ 



29 „ 



2-9 „ 



4 



2-0 „ 



0-02 „ 



61 ,. 



6-1 „ 



5 



3-0 „ 



0-03 „ 



69 „ 



6-9 „ 



3 



4-0 „ 



0-04 „ 



83 „ 



8-3 „ 



2 



7-0 „ 



0-07 „ 



128 „ 



12-8 „ 



1 



Ich erhielt bei meinem grösseren Apparat bei Controluntersuchungen 

 fast übereinstimmend folgende Resultate: 



Bei einer Belastung 



des Gegengewichtes 



mit 



entsprechend einem 



Drucke der 

 Exspirationsluft von 



betrug die 



Steighöhe in der 



Minute 



das in die Glocke 

 aufgenommene Luft- 

 volumen 



l'O E™ 



0-01 "^ Wasser 



21.4cm 



4-3 Liter 



1-5 „ 



0-015,, 



33-9 „ 



6-8 „ 



2-0 „ 



0-02 „ 



43-0 „ 



8-6 „ 



2-5 „ 



0-025,, 



56-0 „ 



11-2 ,. 



3-0 „ 



0-03 „ 



63-4 „ 



12-7 .. 



