72 KONEAD GtEEGOE: 



Es erwies sich also als zutreffend, was v. Reo klinghausen bei der 

 Mittheilung seiner Controlversuche hervorhob, dass, wenn man einen Cylinder 

 von grösserem Radius wählt, die Verhältnisse günstiger werden, d. h. dass 

 der exspiratorische Luftdruck, welcher bei möglichst sorgfältiger Justirung 

 nöthig ist, um die Glocke durch die ganze Bahn zu treiben, geringer wird. 



Das Spirometer ist von dem Mechaniker H. Klein er t-Breslau in exacter 

 Ausführung nach meinen Angaben hergestellt worden. Das für die Spiro- 

 meterglocke verwendete Material zeichnete sich vor dem von v. Reckling- 

 hausen benutzten in vortheilhafter Weise durch grössere Leichtigkeit und 

 gleichmässige Wanddicke und in Folge dessen auch durch gleichmässigere 

 Schwere in allen Theilen aus. Die Glocke ist 21*^™ hoch, das Dach hat 

 einen Radius von 7-95°™; sie wiegt lll-ö^™ (die v. Recklinghausen'sche 

 halb so grosse wiegt 76-5^™). Die Weite der Glocke wurde von mir in 

 allen Höhenabschnitten exact durch Einleiten abgemessener Luftvolumina 

 nachcontrolirt und als völlig gleichmässig gefunden. Sie vermochte, wie 

 sich aus den obigen Maassen ergiebt, gerade 4 Liter zu fassen. 



Auf die Angabe weiterer Details glaube ich verzichten zu können, 

 weil wohl Jeder, der sich mit einer etwas complicirteren Versuchstechnik 

 einarbeitet, nach einigem Probiren eigene kleine Modificationen an dem 

 betreffenden Apparate anbringt, die ihm zweckmässig erscheinen, die aber 

 in mannigfacher Weise variiren können. 



Ausserdem hat v. Recklinghausen alle Mittel und Wege, wie man 

 mit dem oben geschilderten Apparate am besten zu befriedigenden Leistungen 

 gelangen kann, in erschöpfender Weise behandelt, so dass aus seinen An- 

 gaben leicht das bei meiner kurzen Beschreibung etwa Fehlende ergänzt 

 werden kann. 



4. Gang des Versuches. 



Das Versuchskind — gleichgültig welchen Alters — wurde stets in 

 Rückenlage untersucht. Diese Stellung war gegeben durch die Anordnung 

 der Ventile. Da dieselben nicht durch Federdruck oder dergl. schlössen, 

 sondern nur durch ihre eigene Schwere auf den Ventilsitzen niedergehalten 

 wurden, so musste die auf dem Gesicht befestigte Maske mit dem Ventil- 

 häuschen in wagerechter Stellung gehalten werdeu. 



Die unten mitgetheilten Untersuchungsergebnisse beziehen sich also 

 sämmtlich auf die Athmung bei Einnahme der liegenden Körperhaltung, 

 und zwar wurde der Gleichmässigkeit halber die Anordnung getroffen, dass 

 die Versuchsperson schon 1/2 Stunde vor dem Versuchsbeginn in absoluter 

 Ruhestellung die Rückenlage einnahm. 



Das Anlegen der Maske erfolgte sodann in der oben angegebenen und 

 aus den Abbildungen ersichtlichen Weise dadurch, dass die Enden der 



