296 Wilhelm Teendelenburg : 



silbernapf, der mit Spülvorrichtung versehen ist. Die Excenter sind gegen 

 einander um 7.1, Phase verschoben, so dass der eine Platinstift später wie der 

 andei'e in das Quecksilber eingetaucht und ebenfalls wieder herausgehoben 

 wird. Während der eine Excenter den primären Strom schloss und öffnete, 

 stand der um V4 Phase zurückgestellte als Nebenschliessung mit der secun- 

 dären Spirale des Zimmermann'schen Inductionsschlittenapparates in 

 Verbindung und blendete so die Schliessungsschläge ab. Bei der Unter- 

 suchung am Spiegelgalvanometer zeigte sich, dass ein Ausfall einzelner Ab- 

 biendungen nicht vorkam, und auch an der Zunge, an welche die Reiz- 

 elektroden bei aufeinander geschobenen Rollen während der Schliessung 

 angelegt waren (langsamer Gang des Unterbrechers) , konnte festgestellt 

 werden, dass die Abbiendung ohne Fehler functionirte. Die Unterbrecher- 

 axe wurde von einem Elektromotor in Drehung versetzt. Durch Ver- 

 änderung von Umdrehungsgeschwindigkeit (Centrifugalregulator) und Ueber- 

 setzung desselben Hess sich das Reizintervall (Abstand zweier Oeffnungen 

 von einander) von etwa 0-04" bis 2-6" variiren. 



Ein am Quecksilberunterbrecher angebrachter Apparat ermöglichte es, 

 eine beliebige Anzahl von Reizen, bis etwa 65, auszuwählen. Der Axe des 

 Unterbrechers gegenüber befindet sich eine um eine senkrechte Axe dreh- 

 bare Messingscheibe, welche am Rande gezähnt ist. Die Zähne greifen 

 m ein der Axe des Quecksilberunterbrechers aufsitzendes Schraubengewinde 

 (von mehreren Reihen) derart, dass bei je einer ganzen Drehung der Axe 

 des Unterbrechers die Messingscheibe um einen Zahn gedreht wird. Die 

 senkrechte Axe der Messingscheibe ist ihrerseits wieder am unteren End 

 um eine horizontale Axe drehbar und mit einem Hebel verbunden, dessen 

 Ende den Anker eines Elektromagneten bildet. Wird dessen Kreis ge- 

 schlossen und der Anker angezogen, so wird vermöge der einfachen Hebel- 

 übertragung die Messingscheibe von der Axe des Unterbrechers entfernt, so 

 dass ihre Umdrehung aufhört. Durch Oeflfnung des Kreises wird anderer- 

 seits die Scheibe im gewünschten Moment eingeschaltet. Sowohl der zur 

 Reizung dienende primäre Stromkreis, als auch der durch den letzt- 

 beschriebenen Elektromagneten verlaufende Kreis ist durch eine Helm- 

 holtz' sehe Wippe geführt und zwar so, dass bei Schliessung des Reizungs- 

 kreises der Elektromagnetenkreis geöfinet wird. In diesem Moment beginnt 

 die Drehung der Messingscheibe. Nach einer von der Ausgangsstellung 

 der Scheibe abhängigen Anzahl von Axenumdrehungen des Unterbrechers 

 (= Anzahl von Reizen) öfihet ein der Scheibe am Rand senkrecht auf- 

 sitzender kleiner Stift einen dem Reizstromkreis angehörenden Contact, 

 worauf der Reizauswähler durch Zurücklegen der Helmholtz'schen Wippe 

 (mittels Gummizug) wieder ausgeschaltet wird. Die Scheibe muss hierauf 

 wieder zur Anfangsstellung zurückgedreht werden, welche dadurch gegeben 



