SCHWELLENWERTH UND TONHÖHE. 385 



konnte mit Hülfe eines verschiebbaren Laufgewichtes, welches den Druck 

 im Windladen beherrschte. Um die von der durchstreichenden Luft an- 

 geführte Energiemenge kennen zu lernen, hat man ausser dem Druck ^ 

 auch noch die Quantität Luft zu bestimmen. Hierzu diente uns ein Ane- 

 mometer. Da diese Luftmenge in dem Versuch nicht gross genug ist, um 

 eine Ablesung am Anemometer zu erlauben, liessen wir eine grössere Menge 

 Luft heraustreten und zweigten einen Theil der Strombahn nach der Pfeife 

 ab, während wir die Hauptbahn zum Anemometer führten. Der Anemo- 

 meter war kurz zuvor aus der Werkstätte von Fuess in Berlin bezogen 

 worden und zeigte zwischen und 100 seiner Scala einen Fehler von un- 

 gefähr 8 mehr pro Minute. W'ir haben also immer während einer Minute 

 gemessen und 8 hinzugezählt. 



Um das Verhältniss zwischen Hauptbahn (zum Anemometer) und 

 Nebenbahn (zur Orgelpfeife) bestimmen zu können, verwandelten wir das 

 Zweigsystem während des Versuches in ein Brückensjstem. Als solches 

 sei Mer eine Röhrenverzweigung verstanden, die frei in der Luft ausmündet 

 und in deren Aeste vier Röhrenwiderstände eingeschaltet worden sind, 

 während in der Mitte der beiden Zweigbahnen eine Querverbindung ange- 

 bracht ist. In dieser Querverbindung ist ein empfindlicher Differential- 

 manometer aufgenommen. Offenbar wird derselbe nur dann in Ruhe 

 bleiben, wenn in den beiden Strombahnen, welche er verbindet, ebenso viel 

 Luft einströmt als abströmt, denn ist diese Bedingung nicht erfüllt und 

 kommt es an einer der beiden Seiten zu einer Stauung, so wird sich dies 

 unmittelbar durch einen Anschlag des empfindliclien Differentialmanometers 

 kundgeben. Durch Regulirung unserer vier Zweigwiderstände lässt sich 

 die genannte Bedingung unter allen Umständen erfüllen. Zwei derselben 

 sind von vornherein bestimmt. Nämlich einerseits die Spalte der Orgel- 

 pfeife, andererseits der auf einer conischen Röhre befestigte Anemometer, 

 mit untergestelltem unveränderlichem Diaphragma. Die beiden anderen 

 Röhrenwiderstände lassen Veränderung zu. Wir wählten eine grosse Dreh- 

 scheibe mit genau gemessenen, Diaphragmaöffnungen, die sich die eine vor 

 der anderen in unserem Zweigsystem einschieben liessen. 



Für gewöhnlich stellten wir ein Diaphragma von 3 "™ Durchschnitt 

 in die Verzweigung, welche auch die Orgelpfeife trug und vertauschten die 

 Oeffnungen an der anderen Seite so lange, bis der Differentialmanometer 

 während der Anblasung des Systems, indem die Pfeife ertönte und der 



* Der Druck in Dyns pro Quadratcentimeter berechnet sich durch Multiplicirung 

 des Ausschlages des unmittelbar unter der Orgelpfeife aufgestellten Wassennanometers 

 mit 981. Diese Zahl mit dem Areal der Spalte multiplicirt ergiebt den Totaldruck in 

 der Spalte; das Product aus Totaldruck und Geschwindigkeit des Luftstroms endlich 

 die Energie. Abkürzend multiplicire mau also Druck, Luftvolum und 981. 



Archiv f. A. u. Ph. 1902. Physiol. Abthlg. Suppl. 25 



