386 H. ZwAAEDEMAKEE UND F. H. Quix: 



Anemometer in Bewegung gesetzt war, vollkommen im Gleichgewicht blieb. 

 In diesem Falle muss die Durchgängigkeit von Pfeife und Anemometer, 

 inclusive untergestelltem Diaphragma, sich verhalten wie die Areale der 

 gewählten Scheibenöffnuugen, Einer von uns hat diese Anwendung des 

 Wheats ton e'schen Princips auf Luftströme an anderer Stelle aus einander 

 gesetzt und es sei erlaubt, nach dieser früheren Publication zu verweisen.^ 

 Die Anwendbarkeit des Princips unter den Bedingungen des Versuchs lüsst 

 sich kaum bezweifeln, da wir hier mit ruhig strömender Luft zu thun 

 haben, die sich nur unter dem Einfluss des Druckes der Windlade ganz 

 allmählich und langsam in das Zweigsystem vertheilt. (Wenn man die 

 Pfeife entfernt, spürt man nur einen ganz leisen Hauch.) Als Differential- 

 manometer verwendeten wir einen nach dem von Kretz'schen Principe 

 gebauten Mikromanometer von Smits^, den wir durch Uebereinander- 

 schichtung von Anilinöl und Wasser herstellten. Die Empfindlichkeit des 

 Instrumentes war sieben Mal grösser als jene eines Wassermanometers und 

 es wurde mit unbewaffnetem Auge oder auch mittels eines kleinen Fern- 

 rohres abgelesen. 



Wie gesagt, braucht man zur Berechnung der einer Orgelpfeife zu- 

 geführten Energiemenge die Kenntuiss zweier Factoren, 1. den Druck in 

 Dyns, unter welchem die Luft einströmt, 2. die während der Zeiteinheit 

 durchströmende Luft. Der zweite Factor geht unmittelbar aus der Ab- 

 lesung des Anemometers hervor. Dieser giebt die Geschwindigkeit der 

 Luftströmung in Metern an. Diese Zahl, multiplicirt mit dem Areal des 

 Instrumentes, giebt die durchströmende Luftmeuge an. Das Areal unseres 

 Anemometers betrug, unter Abzug des Querbalkens, 18'^'"^. Die der Orgel- 

 pfeife in einer Minute zugeführte Energiemenge beziffert sich also aus dem 

 Producte aus Druck in Dyns und der Luftmenge, ßayleigh setzt ihr 

 die von der Pfeife ausgesandte Schallmenge gleich, vorausgesetzt, dass die 

 Bedingungen von Druck und Einstellung der Pfeife so günstig wie möglich 

 gewählt werden. Auf letzteres haben wir immer viel Mühe verwendet. 

 Nicht nur die passendste Maulweite, sondern auch der niedrigste Druck, 

 mit welcher die Pfeife in entsprechender Weise ansprach, wurde sorgfältig 

 aufgesucht und immer wiederholte Bestimmungen gemacht, um zuletzt 

 stehen zu bleiben bei derjenigen, bei welcher bei so gering möglichem Druck 

 mit einem geringen Luftconsum ausgekommen wurde. In dieser Weise 

 bekamen wir für jeden Ton eine so klein wie möglich zugeführte Energie- 

 menge. Dieselbe wird nothwendig immer noch etwas grösser sein als jene, 

 welche in Form des Schalles von der Pfeife ausgesendet wird. Durch 



^ Zwaardemaker, Gentralhlatt für Physiologie. 1900. 27. Oct. 



'^ Siuits, Untersuchungen mit dem Mikromanometer. Inaug.-Diss. Utrecht 1896. 



