404 H. Zwaaedemaker: 



wieder genau symmetrisch durch die Brücke verbunden, in welcher ein 

 Differentialmauometer aufgenommen ist. Der Boden der Kammer wird 

 von den Drehscheiben gebildet, welche denselben luftdicht abschliessen und 

 auch an der Seite der Verbindung mit dem Zweige des Zuleitungsrohres 

 nicht die kleinste Luftmenge austreten lassen. Die Scheiben selbst brauchen 

 keine grosse Dicke zu haben, 1 ™™ genügt schon. Die Platten, zwischen 

 welche sie gefasst sind, sollen um so stärker gebaut sein, nöthigenfalls 

 noch durch eine besondere Vorrichtung aneinander gepresst werden. Ebenso 

 soll grosse Sorgfalt darauf verwendet werden, auch die in ihrer Durch- 

 gängigkeit zu vergleichenden Systeme luftdicht anschliessend zu machen. 

 Die Diaphragmaöffnungen wachsen mit Millimetern an und zwar be- 

 finden sich in der linken Scheibe die Oeflfnungen 1, 2 u. s. w. bis 16 und 

 in der rechten Scheibe die Oeffnungen 3, 4 u. s. w. bis 18"'™ Durchschnitt. 

 In einer früher in diesem Archiv veröffentlichten Mittheilung ^ ist diese Form 

 der Brücke abgebildet mit einem Anemometer und einer Orgelpfeife in den 

 distalen Zweigen und einem nach dem v. Kretz'schen Princip nach Smits 

 construirten Mikromanometer^ im Brückenarm. Was letzteres Instrument 

 angeht, so ist dasselbe hier als Zeroinstrumont nur von geringer Länge und 

 besteht einfach aus einem oben erweiterten U-Kohr, worin eine Anilin- und 

 darüber eine Wassersäule geschichtet ist. Beim Ausschlag kommt dann 

 gegenüber dem erhöhten Niveau In dem einen Schenkel ein Plus an specifisch 

 schwererer Flüssigkeit in dem anderen. Man kann in Folge dessen eine Em- 

 pfindlichkeit erreichen, die 40 Mal grösser ist als die beim Wassermanometer. 

 Für unsere Versuche benutzten wir jedoch der rascheren Einstellung wegen 

 ein ziemlich weites U-Rohr und verfügten daher nur über eine 7 Mal grössere 

 Empfindlichkeit als beim Wasser manometer. Die Drehscheiben werden 

 nun so lange hin und her geschoben, bis sich annäherndes Gleichgewicht 

 hergestellt hat. Manchmal wird sich dies nicht vollkommen erreichen 

 lassen, wenigstens nicht unter den günstigsten Messbedingungen, denn es 

 liegt auf der Hand, dass das richtige Verhältniss der Widerstände nicht 

 genau von den gerade vorhandenen Diaphragmaöfifnungen realisirt werden 

 kann. Dann kann man sich helfen durch ungefähre Einstellung des Gleich- 

 gewichtes und Anbringung einer Correction. Letztere berechnet man am 

 bequemsten, wenn man in einer der Luftkammern eine absolute Druck- 

 bestimmung macht. Hierzu dient ein T-Rohr, welches in dem Zugang 

 zum Mikromanometer eingeschaltet ist. Es setzt uns in den Stand, nöthigen- 

 falls eine Verbindung mit einem zweiten Mikromanometer herzustellen, 

 jetzt aus engem und langem Glasrohr gebaut. Aus dem Luftdruck in 



1 Dies Archiv. 1902. Physiol. Abthlg. Suppl. Taf. VII. 



^ Smits, Untersuchungen rait dem MikromaiioiHeter. Inaug.-Diss. Utrecht 1896. 



