Die Luftbeücke. 405 



dieser Weise in der einen Luftkammer gemessen, lässt sich durch die An- 

 weisung des Diflferentialmanometers unmittelbar jene des anderen ableiten 

 und der Quotient der beiden Druckvverthe wird ohne Weiteres die Asym- 

 metrie der beiden Strömungen charakterisiren. Der Quotient wird ebenfalls 

 das Verhältniss angeben, in welchem die Proportionalität der Röhrenwider- 

 stände durch die Grösse der Scheibenöflfnungen zu gross oder zu klein 

 gemessen werden wird.^ 



Diese Correction ist wie gesagt angezeigt, wenn das Gleichgewicht im 

 Differentialmanometer nur annähernd erreicht werden kann, und dies ist 

 namentlich der Fall, wenn man, um die Empfindhchkeit der Methode völlig 

 auszunutzen, sich enge an die günstigsten Messbedingungen hält. Ich habe 

 dieselben zu bestimmen gesucht, indem ich zwei Bleiröhren von 247 "'^ 

 Länge und 6-5 '""^ Weite symmetrisch je auf eine der Luftkammern auf- 

 stellte. In diesem Falle wird natürlich das Gleichgewicht im Differential- 

 manometer erreicht, wenn man im Boden der Luftkammer die Diaphragma- 

 öffnungen 3:3, 4:4 u. s. w. bis 16 : 16 anbringt. In allen diesen Fällen 

 ist das Gleichgewicht vollständig oder kann jedenfalls genau erreicht werden 

 durch ganz leichte Verengerung der oberen Oeffnungen von einer der Blei- 

 röhren. Wenn man nun nach erreichtem Gleichgewichte eine der Bleiröhren 

 rechtwinklig umbiegt, wodurch der Röhrenwiderstand nicht unbeträchtlich 

 erhöht wird (auch wenn man dafür Sorge trägt, dass keine Knickung, d. h. 

 Verengerung in der Umbiegungsstelle entsteht), erhält man unmittelbar 

 einen Ausschlag des Differentialmanometers. Diese Abweichung vom Gleich- 

 gewicht ist am grössten, wenn die Diaphragmaöffnungen 4:4, 5:5 oder 

 6 : 6 gewählt worden sind. Der Niveau-Unterschied beträgt in diesem 

 Falle 10"™, während für die Diaphragmaöffnungen 3:3 7™'^ Niveau- 

 Unterschied, für die Diaphragmaöffnungen 7:74 '"™ Niveau-Unterschied 

 und für die Diaphragmaöffnungen 10 : 10 kein wahrnehmbarer Ausschlag 

 gefunden wurde. Offenbar bilden die Oeffnungen 4:4, 5:5, 6:6 also 

 die günstigsten Messbedingungen. Dasselbe Experiment wurde wiederholt 

 mit zwei Bleiröhren von 3 ™™ lichte Weite und 250 '^''^ Länge. In diesem 

 Falle war der Ausschlag des Mikromanometers, wenn eine der Röhren recht- 

 winklig umgebogen wurde, bei. den Diaphragmaöffnungen 3 : 3 wiederum 

 gering und zwar 1 ™™. Die günstigsten Messbedingungen in diesem Falle 

 lagen also bei den Oeffnungen 2 : 2. 



^ Eine andere Art der Correction, die im Grunde auf dasselbe herauskommt, ist 

 die, dass man sich, ausgehend von genau äquilibrirter Brücke, den von einer 1 ™"" 

 grösseren Diaphragmaöffnung hervorgerufenen Ausschlag merkt. Man kennt dann den 

 Grad der Asymmetrie, der an eine bestimmte Differenz des Differentialmanoraeters 

 gebunden ist. Aus einer zufällig gefundenen Differenz lässt sich dann umgekehrt die 

 momentan vorhandene Asymmetrie ableiten. 



